'46 



Riebard Kempf. 



Kühlschraube durch B ab. Um den Apparat in Betrieb zu setzen, schaltet 

 man das Kühlwasser ein und läßt zunächst durch Lüften des Stopfens 

 die Luft entweichen. Der Tubus D ist so angebracht, daß der Kühler auch 

 zum Abdestillieren benutzt werden kann. In diesem Fall ist das Kühlwasser 

 natürlich bei B hineinzuschicken und hei A abzuleiten. 



Nachdem es »1er Firma Heraeus in Hanau gelungen ist, Aluminium- 

 röhren nahtlos zu ziehen, sind solche Röhren zur Herstellung von Kühl- 

 schlangen (vgl. z. B. Bd. I , S. \-2\y Fig. 274) sehr geeignet. 1 ) Da das 

 Aluminium die Wärme besser überträgt als Glas, entfalten sechs AVin- 

 dungen einer Aluminium schlänge eine reichlich ebenso starke Kühl- 

 wirkung als die zehn Windungen. 

 Fig. 308. welche die Glässchlangen zu haben Fig. 309. 



pflegen. Außerdem fällt auch die In- g - 



Zerbrechlichkeit und das geringere ^JL' 

 Gewicht derartiger Kühlrohre als Vor- (J^J 1 

 teil in die Wagschale. 



Einen einfachen Ersatz für Rück- 

 flußkühler kann man sich rasch mit 

 Hilfe eines Trichters, in den man ein 

 mit kaltem Wasser gefülltes Rund- 

 bölbchen legt, gelegentlich improvi- 

 sieren. 2 ) Florentiner Flasche. 



Will man an eine Reaktion, bei 

 der am Rückflußkühler gekocht wurde, eine Destillation an- 

 schließen, so verwendet man mit Vorteil entweder den oben 

 beschriebenen Kolben mit drehbar angeordnetem Destillations- 

 rohr (S. 737, Fig. 292 auf S. 738), oder man benutzt den neben- 

 stehend abgebildeten Kühler 3 ) (Fig. 308). Die Arbeitsweise mit 

 diesem geht ohne weiteres aus der Zeichnung hervor (vgl. auch 

 Bd. I, S.130, Fig. 279). 

 Im übrigen sei bezüglich neuer Kühlerkonstruktionen auf die Literatur*) 

 verwiesen. 



d) Vorlagen. <S. 131.) 



Gehen bei einer Destillation zwei Flüssigkeiten über, die sich nicht 

 miteinander mischen und verschiedene spezifische Gewichte haben, so ver- 

 wendet man als Vorlagen von alters her die sogenannten Florentiner 



Kühler zum 



Cmlefren nach 



Hnhn. 



1 ) Vgl.: H. Mastbaum, Aluminiumgerate in der Laboratoriumspraxis. Chem.-Ztg. 

 Bd. 34. S. 1319 (1910). 



-) Siehe z.B.: F. Vollraih, Eine einfache Destillationsvorriehtung. Chem.-Ztg. 

 Bd. 34. S. 1068 (1910). 



:; ) .1. Hahn , Einfache Verbesserungen an Laboratoriumsgeräten. Chem.-Ztg. Bd. 33. 

 S. 47-_; il909). 



4 ) Vgl. u. a.: G. Glaser, Laboratoriumskühler, österr. Pat.-Anni. Chem.-Ztg. 

 Bd. 36, Rep. S. 85 (1912). 



