750 Richard Kcmpf. 



Auf die vielen übrigen neu vorgeschlagenen, mehr oder minder 

 komplizierten Rückschlagventile kann hier nicht näher eingegangen 

 werden. ' i 



Auch bezüglich einiger neuer Druckregulatoren sei auf die Literatur 

 verwiesen. 3 ) 



Ein besonders kräftig wirkendes Wasserstrahlgebläse zeigt 

 Fig. 315.3) 



Kolben- und Kapselluftpumpen. (S. 137 — 140.) 



Bei der Destillation an der Geryifc-Ölmftpumpe (vgl. Bd.1, S. 138) 

 nach der Methode von E.Fischer und Harries*) bedarf es nicht unbedingt 

 der kostspieligen Anwendung von flüssiger Luft oder festen Kohlendioxyds 

 mit Äther, sondern es genügt. Absorptionsflaschen mit konzentrierter 

 Schwefelsäure, ferner mit C hlnrka lzi um und Phosphorpentoxyd ein- 

 zuschalten, um Wasser- und Alkoholdämpfe aus der Apparatur zu entfernen. :, j 

 Hierbei ist jedoch der Übelstand sehr lästig, daß sich die Absorptions- 

 Schwefelsäure rasch erwärmt und daher bald ausgewechselt werden muß. 

 Um dem abzuhelfen, schaltet man nach dem Rezipienten, welcher mit dem 

 Destillationskolben unmittelbar verbunden ist einen stark wirkenden Rück- 

 flußkühler ein, dessen obere Öffnung mit dem zur Luftpumpe füh- 

 renden Trockenapparat verbunden ist. ) - - YÄne prinzipiell neue, mecha- 

 nische Luftpumpe, die auf der Gasreibung zwischen bewegten Flächen 

 beruht, die sogenannte Molekularluftpumpe, schlug Gaede 1 ) vor. 



Quecksilberluftpumpen. (S. 140 — 144.) 



Eine äußerst einfache und praktische Form der Töplerpu mpe. wie 

 man sie sich von jedem Glasbläser herstellen lassen kann, ist in Fig. 316 



1 ) Vgl. z.B. : A. Ben/, Sicherheitsventil für ilie Wasserstrahlpumpe. Bull. Soc. 

 Chim. [4], T. 9-10, p- 621 (1911): Chem.-Ztg. Bd. 35. Rep. S. 409 (1911). — Bach- 

 feld <f Co., Doppelrückschlagventil. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 50 (1910). 



2 ) Siehe u. a.: M. Le Blatte und E. Fidschi; . Ober die Darstellung von Formal- 

 dehyd aus Methylalkohol nach dem Kontaktverfahren. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 17. 

 S. 46 (1911). — H. J. Beiff, Druckregler für die Vakuumdestillation. Zeitschr. f. angew 

 Chem. Bd. 22, S. 1360 (1909). 



3 ) 0. Mittelbach, Neues Wasserstrahlgebläse. Chem.-Ztg. Bd. 33. S. 649 (1909). 

 ._ über ein Wasserstrahlgebläse mit doppelten Düsen siehe auch: B. Tol- 

 maez -( Co., Neues Wasserstrahlgebläse aus Glas. Chem.-Ztg. Bd. 36. S. 1152 (1912). 



4 i Emil Fischer und C. Harries, Über Vakuumdestillation. Ber. d. Deutsch. chem. 

 Ges. Bd. 35, S. 2158 (1902). 



i G. Doby, (her die allgemeine Anwendung der Geryfc-Luftpumpe zur Vakuum- 

 destillation. Chem.-Ztg. Bd. 35. S. 756 (1911). — Siehe auch: P.A.Levene und I>. I>. 

 van Slyke, Zur Methodik der Destillation der Aminosäureester mittelst der Geryk- 

 Pumpe. Biochem. Zeitschr. Bd. 10. S. 214 (1908): Chem. Zentralbl. 1908. II. S. 2. 



6 ) G. Doby, loc. cit. 



: i W. Gaede, Ein neues Prinzip für Luftpumpen: Die Molekularluftpumpe. Verh. 

 d. Deutsch, physik. Gesellsch. Bd. 14. S. 775 (1912); Zeitschr. f. Instrumentenkunde. Bd. 32. 

 S. 299 (1912):' Chem. Zentralbl. 1912, II. S. 1515. 



