En 



Allgemeinen chemischen Laboratoriumstecbni 



;:»! 



abgebildet. 1 ) Im Gegensatz zu einigen anderen neuen Quecksilberluftpumpen 

 gestattet diese Pumpe nicht nur das Auspumpen eines Gases aus dem Ge- 

 fäß, sondern auch ein restloses Aufsammeln des Gases durch Überstülpen 

 eines mit Quecksilber gefüllten Röhrchens über das aufwärts gebogene Ende 

 der Kapillare. Auch kann die Pumpe leicht gereinigt werden. Für die mei- 

 sten Zwecke des Laboratoriums genügt für den schräg nach oben gerich- 

 teten Kolben A ein Fassungsraum von 100m 3 Inhalt. Das Rohr B soll 

 nicht über 4 mm lichte Weite haben. Der Schwimmer in diesem Rohr wird 

 ölten mit Schmirgel und Terpentin leicht eingeschliffen. Ein Nachteil 

 dieser Pumpe, den sie 

 mit allen Töplerpumpen j.- ig 



teilt, ist der ('instand. 

 daß verhältnismäßig viel 

 Quecksilber notwendig 

 ist, ferner daß das <,)neck- 

 -ilner durch den Gummi- 

 schlauch verunreinigt 

 wird und daß sie verhält- 

 nismäßig langsam ar- 

 beitet. 



Eine ahnliche, eben- 

 falls auf dem Töpler- 

 prinzip beruhende, alter 

 völlig selbsttätig wir- 

 kende Quecksilberluft- 

 pumpe schlug Johnson*} 

 vor. In dieser Pumpe wird 

 das Ansteigen und Sinken 

 des Quecksilbers auto- 

 matisch durch eine Was- 

 serstrahlpumpe be- 

 sorgt, von deren Wirk- 

 samkeit die Dauer eines 

 Kreislaufes des Queck- 

 silbers etwa in den Gren- 

 zen zwischen 30 und 60 Sekunden abhängt. Außer der selbsttätigen Wirkung 

 hat die Pumpe den Vorzug, dal» die Außenluft nicht durch das benutzte 

 Quecksilber hindurchgeht: eine Oxydation des Metalls sowie das Eindrin- 

 gen von Staub ist infolgedessen unmöglich. 



M A. v.Antropoff, Eine vereinfachte und verbesserte Form der Töplerschen Qüeck- 

 silberluftpumpe. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 979 (191U). — Vgl. auch über eine Anwendung 

 dieser Pumpe: E. Ehler, Über die Bestimmung des Radiums in Mineralien und Gesteinen. 

 Zeitschr.f. Elektrochem. Bd. 18. S. 533 (1912). 



-) F. M. G.Johnson, Eine einfache automatische Quecksilberpumpe. Journ.Amer. 

 Chem.Soc. Vol. 34. p.909 (1912); Chem. Zentralbl. 1912. II. S.982 und Chem.-Ztg. Bd. 36. 

 Rep. S. 589 (1912). 



Wasserstrahlgebläse nach 

 Mittelbach. 



TVJpfer-Quecksilberluftpumpe 

 nach Antropoff. 



