}o2 Richard Kempf. 



Auch die Sprengelpumpen (vgl. Bd.I, S.141) haben manche Neu- 

 konstruktionen erfahren. Die Leistungsfähigkeit der d. Babo-Kraffischen 

 Quecksilberpumpe 1 ) wurde durch Anbringen zweier Fallröhren statt der 

 einen verdoppelt. 2 ) Nach Beutell*) muß das Quecksilber in der Sprengel- 

 pumpe elektrisch geladen sein, wenn es in einem geraden Fallrohr dicht 

 gegen die Glaswand abschließen soll, da nur durch die elektrische An- 

 ziehung zwischen Glas und Quecksilber ein zuverlässiger Abschluß ge- 

 schaffen wird. Die elektrische Ladung wird dem Quecksilber beim Durch- 

 strömen eines als Tropfenbildner wirkenden, knieförmigen, engen Glasröhrs 

 erteilt (Fig. 317). Die Pumpe arbeitet nach dem Erfinder*) bei einfacher 

 Handhabung auch ohne Aufsicht unbedingt sicher, gibt in kurzer Zeit das 

 höchste Vakuum, ist vor Bruch infolge der Schläue d^ Quecksilbers im 

 Vakuum gesichert, braucht nur sehr wenig Quecksilber zur Füllung (8 bis 

 20 cm 3 ), arbeitet ohne Hähne und Schläuche, die das Quecksilber ver- 

 unreinigen können und damit das Vakuum verschlechtern, und ist schnell 

 und leicht zu reinigen. An Geschwindigkeit, mit der die Pumpe saugt, 

 übertreffen sie nur die mit Motor betriebenen Quecksilberluftpumpen. 

 wie die Gaedescke (vgl. Bd. I. S. 144) und die von U.v. Reden. 5 ) 



Diese letztere wird durch die hin und her schwingende Bewegung 

 eines halbkreisförmig gebogenen, zur Hälfte mit Quecksilber gefüllten 

 Glasrohrs betätigt. Ein 500c;// ;i fassender, mit der Wasserstrahlpumpe 

 evakuierter Kolben wird von dieser Pumpe in 3 Minuten auf etwa 1 / i00 mm 

 Quecksilbersäule entleert, in 4 Minuten auf etwa 1 /- i000 iiuii und in 6 Minuten 

 auf etwa */ J0000 »""■ 



Auch nach dem Prinzip der Bunsenschen Wasserstrahlpumpe 

 wurde eine Quecksilberluftpumpe konstruiert. 11 ) Das Quecksilber wird durch 

 eine Zentrifuge mit Flügeln aus poliertem Stahl oder dgl. in einen Injektor 

 geschleudert, der ganz nach Art der Wasserstrahlpumpen gebaut ist. und 

 kreist kontinuierlich in dem Apparat, getrieben von der zugleich als Zirku- 

 lationspumpe ausgebildeten Zentrifuge. — 



') F. Krafft und H.Weilandt, Suldimatiunstemperaturen beim Vakuum des Ka- 

 thodenlichtes. Ber. d. Deutsch, ehem. Ges. Bd. 29. S. 2242 (1896). 



- Ch. Hansen, Über eine neue Form der v. Babo-Krafftschen kontinuierlich ar- 

 beitenden Quecksilherluftpumpe. Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 22. S. 337 (1909); Chem.- 

 Ztg. Bd. 33, Rep. S. 205 (1909). 



: ) A. Beutelt, Quecksilherluftpumpe nach Sprengel D. R.-P. 220.008; Chem.-Ztg. 

 Bd. 34, Rep. S. 181 (1910). 



') A. Beutelt, Automatische Rapid-Quecksilberpumpe für höchstes Vakuum. Chem.- 

 Ztg. Bd. 34. 8. 1342 (1910). — Hier findet sich auch eine kritische Zusammen- 

 stellung der wichtigsten Formen der Quecksilberluftpumpen. 



) Schwingende Quecksilherluftpumpe mit Spiral-Vakuummeter. Chem.-Ztg. Bd. 33. 

 S. 663 (1909). — Vgl. auch: U.v. Reden, Schwingende Quecksilberluftpumpe. D. R.-P. 

 179.774; Chem.-Ztg. Bd. 31, Rep. S. 69 (1907). 



6 J W.Burstyn, Quecksilberstrahlluftpumpe. D. R.-P. 226.163; Chem.-Ztg. Bd. 34. 

 Rep. S. 514 (1910). 



