Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laböratoriumstechnik". 7.").") 



röhr und Skala beobachtet wurden. Die Skala war auf einem Kreisbogen 

 von l-2ni Radius und 2 m Länge aufgeklebt. 1 ) 



Ein von Haie*) vorgeschlagenes Manometer, mit dem Druckmessun- 

 geu bis zu 000001 mm Quecksilbersäule ausgeführt werden können, grün- 

 det sich auf die Theorie, daß bei niedrigem Drück die Wärmeleitfähig- 

 keit der Gase eine Funktion des Druckes ist. 



Die sehr handlichen und bequemen abgekürzten Quecksilbermanometer 

 (vgl. Bd. I, S. 148) leiden an dem Ubelstand, daß sie leicht verschmutzen 

 (z. B. durch Zurücksteigen von Wasser aus den Wasserstrahlpumpen) und 

 dann nur höchst umständlich zu reinigen und neu zu füllen sind (Aus- 

 kochen des Quecksilbers). Diesem Übelstand suchen verschiedene Neukon- 

 struktionen abzuhelfen. Das beistehend abgebildete Manometer 3 ) (Fig. 319) 



Manometer nach 

 Woytaiek. 



cm zu reinigendes 

 Manometer. 



Manometer nach Christ. 



is1 liegen Verschmutzung weitgehend ge- 

 sichert: Dringt z.B. einmal Wasser ein, so 



kann dieses "zunächst nur in den äußeren Mantel des Instrumentes, nicht 

 in dieses selbst gelangen. Der Apparat kann leicht auseinandergenommen 

 werden. Der Hahn ist als Dreiweghahn ausgebildet. Bequem neu zu füllen 

 sind abgekürzte Quecksilbermanometer, deren geschlossener Schenkel durch 

 einen Schliff mit Quecksilberdichtung leicht zugänglich ist*) (Fig. 320). 



L ) G. Starck und M. Bodenstein , Die Dissoziation des Joddampfes. Zeitschr. f . 

 Elektrochem. Bd. 16, S. 962 (1910). — Vgl. auch: G. Preuner und W. Schapp, Disso- 

 ziationsisotjaermen des Schwefels zwischen 300 und 850°. Zeitschr. f. physikal. Chem. 

 Bd. 68. S. 131 (1910). — G. Preuner und J. Brockmöller , Gasdruckmessungen mit 

 Spiralmanometer aus Quarzglas. Ebenda, Bd. 81, S. 129 (1912). 



-) C.F.Haie, Die Messung geringer Gasdrucke. Chem.-Ztg. Bd. 35. S. 1438 (1911 1. 



3 ) C. Woytacek, Barometerprobe für den Laboratoriumsgebrauch. Chem.-Ztg. Bd.35. 

 S. 1429 (1911). 



4 ) Aus dem Chemischen Institut der Universität Berlin: vgl. Liste 120 der \er- 

 einigten Fabriken für Laboratoriumsbedarf, Berlin. S. 288. Fig. 2548. 



48* 



