756 Richard K em pf 



Hin ebenfalls leicht zu füllendes, sich durch das Fehlen eines Schliffes 

 auszeichnendes Manometer 1 ) zeigt Fig. 321. Der Abschluß des geschlos- 

 senen Schenkels wird hier durch einen kapillaren Quecksilberfaden 

 bewirkt. 



An Melle des Mac Leodschen Vakuummeters wurde ein spiralförmiges 

 vorgeschlagen, das nur den 100. Teil der für jenes notwendigen Quecksilber- 

 menge benötigt. 2 ) 



Die Ursache einer Drucksteigerung in einem völlig geschlossenen 

 hochevakuierten < üasgefäß ist häufig auf die Verdampfung einer adsor- 

 bierten Wasserhaut (vgl. oben. S. 661) zurückzuführen. 3 ) 



c) Die übrige Apparatur und allgemeine Regeln. (S. 151—155.) 



Zur Verhütung <\c> Stollens im Vakuum siedender Flüssigkeiten 

 wurde empfohlen, in das Siedegefäß einige grieß- bis erbsengroße Koks- 

 stücke hineinzugeben: 4 ) Dieses poröse Material dürfte 

 ebenso wie Stückchen ungebranntenTons oderBim- 

 steins wegen seines Luftgehalte- besser wirken als 

 die sonst für den gleichen Zweck üblichen Glasperlen 

 und Granaten, die gewöhnlich nur kurze Zeit wirksam 

 sind. Von anderer Seite wurde zur Vermeidung des 

 Siedeverzugs folgende einfache Vorrichtung 5 ) vorge- 

 schlagen: Ein Glasröhrchen, etwa 6 — 8 cm lang und 

 3 — bmm weit, wird einerseits scharf abgeschnitten, 

 andrerseits zugeschmolzen und mit einem kurzen, in 

 einer Ose endenden eingeschmolzenen Platindraht ver- 

 iiittei gegen siede- sehen . der zum bequemen Handhaben des Röhrchens 

 dient. Dieses wird mit seinem offenen Ende nach 

 unten, fast senkrecht, in die siedende Flüssigkeit gestellt, derart, daß es 

 noch mit Luft gefüllt bleibt (Fig. 322). 



Eine ähnliche Einrichtung, nämlich eine kleine (üocke. in der sich 

 ein Luftbläschen befindet, empfahl bereits Gernez 6 ) zur Verhinderung des 

 Siedeverzugs. Dieses Mittel wirkt zwar zunächst gut, erweist sich aber bald 



1 i K. Christ. Neues abgekürztes Vakuummeter für den Laboratoriumsgebrauch. 

 Verein. Fbken. f.Laboratorium sbedarf. G. m. b. B., Prosp. Nr. 151 (1911/12), S.15 



J > Schwingende Quecksüberluftpumpe mit Spiral- Vakuummeter. Chem.-Ztg. Bd. 33. 

 S. 663 (1909). 



1 E. Cöhnstaedt, Ober die Wasserhaut auf Glas und Aluminium und über ihren 

 Einfluß auf den Druck in Vakuumröhren. Ann. d. Physik [4], Bd. 38. S. 223: Chem. 

 Zentralbl. 1912. II. S. 83. 



4 ) A. Hahn , Ein neuer Fraktionieraufsatz. Ber. d. Deutsch, chem. Ges. Bd. 43. 

 S. 421, Fußnote 1 (1910). 



i /.' Pieszczek, Vermeidung des Stoßens siedender Flüssigkeiten. Chem.-Ztg. Bd. 36. 

 S. 198 (1912). 



6 ) D.Gemez, Untersuchungen über das Sieden. Annal. de Chim. et de Phys. [5], 

 T. 4. p. 335 (1875 i: Chem. Zentralbl. 1875. S. 720. 



