758 



Richard K rinnt'. 



Fig. 123. 



Fig. 324. 



praktischer Maßregeln, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. 

 schlug Kröner 1 ) zur Verhütung' des Siedeverzugs vor. 



Die Bruhlsche Vorlage (vgl Bd. I. S. 152), die vom Erfinder noch 

 weiter verbessert worden ist-), hat sich zum getrennten Auffangen der 

 einzelnen Fraktionen bei der Vakuumdestillation sehr gut bewährt. Auf 

 einige kleine Verbesserungen des Apparates sei hier nur hingewiesen. 3 ) 

 Der Fraktioniervorstoß von Baikow (vgl. Bd. I. s. 154) hat ebenfalls 

 eine kleine Modifikation erfahren 4 ) (Fig. 323). Ihr Vorzug vor der ur- 

 sprünglichen Form besteht darin, daß die Vorlage mit ihren vier Auf- 

 nahmegefäßen fest stehen bleibt und nur ein kleiner Trichter im Innern 

 der Vorlage gedreht zu werden braucht. Der Apparat erfordert aber wegen 

 seiner Zerbrechlichkeit ein sein- vorsichtiges Arbeiten. 



Bei allen bisher üblichen Vakuum-Fraktioniervorlagen mit auswechsel- 

 baren Gefäßen war eine scharfe Trennung der einzelnen Fraktionen des- 

 halb nicht zu erzielen, weil 

 das im Destillationsrohr 

 befindliche Material stets 

 beim Umschalten der Vor- 

 lage die neue Fraktion ver- 

 unreinigte. Dieser Mangel 

 ist durch die beistehend 

 abgebildete Konstruktion 

 vermieden (Fig. 324 1: Jede 

 Fraktion hat hier nicht 



■i i i -< • Fraktioniervorrichtung 



nur ihre besondere \ or- naon //„/,„. 



läge, sondern auch ihr be- 

 sonderes Destillationsrohr für sich allein. Durch 

 Drehen des gläsernen Stopfens kann eine Vor- 

 lage nach der anderen mit dem Siedekolben 

 verbunden werden. 5 ) - 

 Ein praktischer Kühler für Vakuumdestillationen ist in Fig. 325 dar- 

 gestellt; 6 ) Damit die Dämpfe der destillierenden Flüssigkeit möglichst 

 vollständig kondensiert werden und nicht in die Vakuumpumpe hineinge- 

 langen, ist die Vorlage nicht direkt mit der Pumpe verbunden, sondern 



rorstofi nach Glaser. 



l ) A. Krönerj Mittel gegen Siedeverzüge. Zeitsehr. f. phvsik. Chem. Bd. 66, s 637 

 (1909). 



-) ,/. W. Brühl, Über einige Eigenschaften und die Konstitution des freien Hydro- 

 xylamins und seiner Homologen. Bev. d. Deutsch, chem. Ges. Bd. 26. S. 2510 (1893). 



i Vgl.: Bachfelddb Co., Drehvorrichtung für Vakuumdestillationsvorlagen. Chem.- 

 Ztg. Bd. 34, S. 27 (1910). — E.John, Verbesserungen an Vakuumdestillationsvorlagen. 

 Chem.-Ztg. Bd. 35. S. 943 (1911). 



4 ) Ä. Glaser, Neue Vakuumdestillationsvorlage. Chem.-Ztg. Bd. 36. S.437 (1912). 



5 ) A.Hahn, Fraktioniervorrichtung. Bor. d. Deutsch, ehem. Ges. Bd. 43. S. 1725 

 (1910). 



6 ) H. Gödecker und R. Rose, Neuer Kühler für Vakuum-Destillation. Chem.-Ztg. 

 Bd. 35. S. 463 (191 1 1. 



