Ergänzungen zur ..Allgemeinen chemischen Lahoratoriumstechnik' 



i59 



durch Vermittlung eines denKühler in seiner Längsrichtung durchstreichenden 

 Glasrohrs mit dem Stutzen C: bei A tritt das Kühlwasser ein. bei B aus. - 



Elektrisch heizbare Vakuum-Fraktionierapparate wurden in großer 

 Zahl vorgeschlagen. 3 ) In Fig. 326 ist ein Apparat dargestellt, der sich 

 besonders zur fraktionierten Destillation leicht erstarrender Fette im 

 Vakuum eignet. Er kann mit Hilfe eines gut schließenden Vakuumexsikkators, 

 dessen Deckel mit Karborundümpulver Dachgeschliffen worden ist, leicht 

 angefertigt werden. Das Abflußrohr ist mit einem elektrisch heizbaren 

 Widerstandsdraht i vgl. Bd. I, S. 54) umwickelt, um es auf den Schmelz- 

 punkt des übergehenden Materials erwärmen zu können. 2 ) — 



Von neuen Kitten und Hahnfetten sind folgende zu erwähnen 

 i siehe auch Bd. V, S. 594 — 595). Als Hahnschmiere für Vakuumapparate 



Kühler für Vakuum-Destillation nach 



und Böse. 



Apparat zur fraktionierten Va- 

 kuumdestillation leicht erstarran- 

 der Substanzen nach Brown. 



hat sich eine Auflösung von 18 <y Guttapercha in 26 <j geschmolzenem 

 Paraffin und 20 g schwerem Mineralöl sehr gut bewährt. 3 ) Speziell beim 

 Arbeiten mit Ozon empfiehlt es sich, als Hahnschmiere Metaphosphor- 

 säure anzuwenden. 4 ) 



') Siehe z.B.: J. Bredt und A. van der Maaren-Jansen, Vakuum-Destillierapparat 

 mit elektrisch heizbarer Abfluß Vorrichtung für feste, hoch oder niedrig schmelzende 

 Stoffe. Liebigs Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 367. S. 354 (1909). — Th. II'. Richards 

 und J. II. Wiiln äs. Fraktionierte Destillation bei Anwendung elektrisch erzeugter Wärme. 

 Journ. Amer. Chem. Soc. Vol. 31. p. 120U (1909); Chem.-Ztg. Bd. 34. Rep. S. 33 (1910). 

 — II. S. Bailei/, Ein elektrisch heizbarer Vakuum-Fraktionierapparat. Journ. Amer. Chem. 

 Soc. Vol. 33. p. 447 (1911); Chem.-Ztg. Bd. 35. Rep. S. 165 (1911). 



*) J. C. Brown, Ein Apparat zur Destillation von Fetten und Fettsäuren im Va- 

 kuum des Kathodenlichtes. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 736 (1910). 



s ) F. G. Keyes, Verbesserte Methode zum Autfangen von Gasen aus der Queck- 

 silberluftpumpe. Journ. Amer. Chem. Soc. Vol. 31. p. 1271 (1909); Chem.-Ztg. Bd. 34, 

 Rep. S. 49 (1910). 



4 ) Vgl.: Franz Fischer und K. Massenez, Über die Darstellung von Ozon durch 

 Elektrolyse. Zeitschr. f. anonr. Chem. Bd. 52. S. 209 (1907). 



