Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 7'65 



Um ein Verstäuben von Substanz im Vakuumexsikkator beim Einlassen 

 der Luft zu verhüten und diese gleichzeitig zu filtrieren, empfiehlt es sich, beim 

 Öffnen des Hahnes ein Stückchen Filtrierpapier gegen die Hahnmündung zu 

 pressen. Das Filtrierpapier saugt sich zunächst fest an und gibt dadurch, daß 

 es nach einiger Zeit abfällt, ein Zeichen, daß der Druckausgleich beendigt 

 ist. Im Handel befinden sich auch Vakuumexsikkatoren , deren besonders 

 konstruierte Einlaßhähne ein Verstäuben von Substanz verhindern. 1 ) 



Benutzt man als Trockenmittel im Exsikkator konzentrierte 

 Schwefelsäure, so bildet sich an deren Oberfläche infolge Wasseran- 

 ziehung eine Schicht verdünnter Säure , die ein geringeres spezifisches Ge- 

 wicht hat und deshalb oben schwimmt. 2 ) Eine Vermischung der Schichten 

 durch Diffusion erfolgt nur langsam. Infolgedessen wird die trocknende 

 Wirkung der konzentrierten Schwefelsäure bedeutend herabgesetzt, und 

 zwar namentlich in den Fallen, wo in kurzer Zeit verhältnismäßig große 

 Mengen Wasserdampf aufzunehmen sind. Hierzu ist aus dem angeführten 

 Grunde Chlorkalzium als Trockenmittel besser als Schwefelsäure geeignet, 

 besonders dann, wenn man es so in einen Trichter oder dgl. gibt, daß 

 der zerflossene Teil abtropfen kann. 11 ) Bilden sich Wasserdämpfe nur sehr 

 langsam im Exsikkator, so dürfte andrerseits doch Schwefelsäure vor 

 Chlorkalzium den Vorzug verdienen. Die Verwitterung eines organischen 

 Baryumsalzes vollzog sich z. I!. über konzentrierter Schwefelsaure in einem 

 Exsikkator, wie er in Bd. I, S. 165. Fig. 336 dargestellt ist, etwa 4mal 

 so rasch als über gekörntem Chlorkalzium im ScheiblersGhen Exsikkator 

 (Bd. I. S. 164, Fig. 333).*) 



Von Krafft*) wurde Baryumoxyd in lockerei- Form als Trocken- 

 mittel bei Anwendung hoher Vakua sehr empfohlen. Mit der Substanz 

 wird nicht nur der Exsikkator beschickt, sondern auch ein zwischen diesem 

 und der Luftpumpe eingeschaltetes U-Rohr. Schwefelsäure ist im Vakuum 

 des Kathodenlichts nicht zu gebrauchen, da sie zu rasch verdampft und 

 manchmal das Trockengut, z. B. Chlorbaryum . alsbald angreift. 



Bezüglich des Natronkalkes als Absorptionsmittel für Kohlendioxyd 

 wurde die alte Erfahrung bestätigt, daß das völlig trockene Material keine 

 Absorptionsfähigkeit für das Gas besitzt. 6 ) Eine Spur Wasser genügt aber, 

 um die Reaktion einzuleiten. Ätznatron und Ätzkalk verhalten sich ähnlich. 



Der Gehalt eines und desselben Zellulosematerials an hygro- 

 skopischem Wasser schwankt je nach den atmosphärischen Verhältnissen 



l ) J. Wiese, Neue Laboratoriumsapparate. Chem.-Ztg. Bd. 33, S. 738 (1909). 



'-') Vgl.: O.Kuhn, Einige Bemerkungen über das Wägen. Chem.-Ztg. Bd. 34, 

 S. 1108 (1910). 



3 ) F.Janda, Neue Laboratoriumsapparate. Chem.-Ztg. Bd. 26, S. 28 (1902). 



*) B. Kempf, Elektrolytische Oxydation von p-Benzochinon. Journ. f. prakt. Chem. 

 [2], Bd. 83, S. 392 (1911). 



5 ) F. Kraft, Über die Anwendung des Vakuums zum Trocknen wasserhaltiger 

 Salze. Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. Bd. 40, S. 4771 (1907). 



6 ) J. Casares, Über die Absorption von Kohlendioxyd durch Natronkalk. Chein.- 

 Ztg. Bd. 35, S. 998 (1911). 



