,i',S Richard Kempf. 



loiden sind bewährte Methoden ausgearbeitet worden. 1 ) —Auf die Subl^ 

 matioD von Naphthalin 2 ) (in der Technik), von metallischem Radium 3 ) 

 und von Radiumbromid*) sei hier nur hingewiesen. 6 ) 



a) Sublimieren bei gewöhnlichem Druck. (S. 171— 172.) 

 Ein einfacher Sublimationsapparat mit Wasserkühlung wurde von 

 Philippe 6 ) hauptsächlich für analytische Zwecke vorgeschlagen Er besteht 

 aus einer Nickelblechkapsel, die mittelst dreier Spiralfederhaken auf die 

 konvexe Seite eines Uhrglases aufmontiert ist: durch einen Gummiring wird 

 die Dichtung bewirkt. Der Deckel der Kapsel trägt zwei Rohre für Zu- und 

 Abfluß von Kühlwasser. Dieser Apparat wird auf eine flache Glasschi 

 setzt, in der sich der zu sublimierende Körper befindet. Heim Erhitzen setzt 

 sich das Sublimat auf dem Dhrglase ab und kann direkt gewogen werden. 

 Ein ähnlicher einfacher Sublimationsapparat in < restalt 

 eines Vakuumexsikkators wurde von Michel 1 ) angegeben, 

 ferner ein Apparat mit Wasserkühlung von Prins.*) 



Ahnlich dem Prinzip der ..destillatio per descen- 

 sum" (vgl. olien S. T.") 1 .') ist der in Fig. 333 abgebildete 

 Sublimationsapparat konstruiert 9 ): Durch den durchbohrten 

 Stopfen einer schmalen Glasglocke wird der Hals einer kurz- 

 abgesprengten Retorte gesteckt, in der sich das Sublima- 

 tionsgut befindet, und das Ganze über ein Uhrglas oder 

 Porzellanschälchen gestülpt. Bei langsamem Erhitzen der 

 Retorte sammelt sich das Sublimat in dw Schale, bei 

 raschem schlägt es sich an den Wänden der Glasglocke 

 nieder. Benutzt man eine Glocke mit seitlichem Tubus 

 suMimationsapparat und eine aufgeschhffene Unterlage, so kann man die 

 Sublimation auch bei Minderdruck vornehmen. 

 b) Sublimieren bei Minderdruck. (S. 172—175.) 

 Zum raschen Sublimieren von schwer flüchtigen Substanzen bei Minder- 

 druck und gleichzeitig im Gasstrom dient die beistehend abgebildete Vor- 



^Z~7 



*) Vgl. z. B.: R. Eder, Über die Mikrosublimation von Alkaloideu im luftver- 

 dünnten Raum. Chem.-Ztg. Bd. 36. S. 1207 (1912). 



2 ) Vgl. z. B. : Ä. Rispler, Die Großindustrie des Steinkohlenteers: Xaphtalin- 

 fabrikation. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 749 (1910). 



3 i Frau /'. Curie und A. Deiierne, Über das metallische Radium. Chem.-Ztg. 

 Bd. 34, S. 969 (11)10). — A. S. Bussel, Die Flüchtigkeit von Radium C, Philos. Magazine 

 [6], Bd. 24, S. 134 (1912); C. 1912, II, 1004. 



4 i A. Stock und H. Heynemwn, Die Flüchtigkeit der Bromide des Radiums. 

 Barnims. Strontiums und Kalziums. Ber. d. Deutsch, ehem. Ges. Bd. 42, S. 4088 (1909). 



5 ) Vgl. im übrigen : R. Kempf, Praktische Studien über Vakuumsublimation. 

 Journ. f. prakt. Chem. [2], Bd. 78, S. 225 ff. (1908). 



i E.Philippe, Ein neuer Sublimierapparat und einige damit gemachte Erfahrungen. 

 Mitt.Lebensm.Hyg. Schweiz. Gesdh.Bd.3. S. 41 (1912): Chem.-Ztg. Bd. 36. Rep. S. 353 (1912 1. 



') F. Michel, Universalapparat. Chem.-Ztg. Bd. 36, S. 138 (1912). 



«) H. J. Prins, Vakuumsublimierapparat. Chemisch Weekblad, Bd. 9. S.343(1912); 

 Chem. Zentralbl. 1912, I, S. 1942. 



9 ) R.Wright, Einfacher Sublimationsapparat. I hem. News. Vol. 103. p.l38(1911); 

 Chem.-Zto-. Bd. 35, Rep. S. 101 (1911). 



