Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. W 



jedoch «greifen ihn stark an, so z. B. Äther, namenthch aber Benzol und 

 Schwefelkohlenstoff. An diese Solvenzien werden zunächst die Kautschuk- 

 partikelchen, die sich der Vulkanisation entzogen haben, und der unver- 

 bunden gebhebene Schwefel abgegeben. Selbst Wasser dämpfe, die Kaut- 

 schukschläuche passiert haben, enthalten stets Schwefel. 



Der Schmelzpunkt des Kautschuks liegt bei ca. 200", bei noch höherer 

 Temperatur brennt er, augezündet, mit russender Flamme. Um Gummi- 

 stopfen gegen Chlorgas widerstandsfähig zu machen, empfiehlt P. Klason ^), 

 sie mit Vaseline einzureiben. 



U. Ä. Bunye-) warnt davor, bei gasometrischen Arbeiten Gummi- 

 stopfen anzuwenden, da diese in beträchtlicher Menge Kohlenwasserstoffe 

 absorbieren. Ebenso absorbiert Kautschuk Sauerstoff; Ozon zerstört ihn 

 nach kurzer Einwirkung vollständig. Unter Bildung der von C. Harries 

 untersuchten Ozonide wird er sogleich brüchig. Zu beachten ist ferner die 

 Eigenschaft des Kautschuks , für Kohlendioxyd durchlässig zu sein : einen 

 mit diesem Gase gefüllten, auf beiden Seiten geschlossenen Gummischlauch 

 findet man nach einigem Liegen an der Luft platt zusammengedrückt, 

 also evakuiert. 



Völlig trockene Gase, deren absolute Trockenheit erstrebt wird, darf 

 man nicht durch Gummiscliläuche leiten, da diese Wasserdampf abgeben. 



Die roten Gummiwaren des Handels enthalten gewöhnlich Gold- 

 schwefel (Autimonpentasulfid), Zinnober (QuecksilbersuKid) oder Eisen- 



:3 ^. 



Fig. 



oxyde, Materialien, die nur die Farbe, nicht die (nite des Kautschuks be- 

 stimmen, seinen Preis aber erhöhen. 



Für Druckwasser, z. B. als Verbindung der Wasserstrahlpumpen mit 

 einer Druckwasserleitung, sind Gummischläuche mit Hanfeinlage im Han- 

 del. Schläuche, die als Vakuumleitung dienen sollen, müssen besonders 

 dickwandig sein, damit sie nicht vom äußeren Luftdruck platt zusammen- 

 gepreßt werden; jedoch kann man sich auch gelegentlich mit einem ge- 

 wöhnlichen Kautschukschlauch behelfen, wenn man ihn mit Kupferdraht 

 spiralig umwickelt: Da die Schlauchwände seitlich nicht ausweichen können, 

 ist es unmöglich gemacht, daß sie sich bandförmig zusammenlegen. 



T^m verschieden weite Gummischläuche miteinander bequem verbin- 

 den zu können, hat F. W.Braun ^j ein sehr praktisches Glasrohr vorge- 

 schlagen (Fig. 5), das sich auch mit Thermometer versehen läßt (Fig. 6). 



^) über die Darstellung von Chlorgas in den chemischen Laboratorien. Ber. d. 

 Deutschen ehem. Ges. Jg. 23. S. 330 (1890). 



*) Elektrolyse von Fettsäuren. Journ. d. russ. physik.-chem. Ges. 1889(1), S. 525. Vgl. 

 Ber. d. Deutschen ehem. Ges. Jg. 23. Ref. S. 113 (1890). 



') Verbindungsstück für Gummischläuche. Deutsche Mech.-Ztg. 1900. Xr. 7; 

 Pharm.-Ztg. Bd. 45. S. 451. Vgl. Chem. Zeutralbl. 1900. II. S. 73. 



