22 R Kcmpf. 



fahl dioso Methode /. B. beim Jodmethvl. Eine sterilisierbare Tropf- 

 flasche M mit luftdichtem, steril bleibendem Yerschlul't zeigt Fig. 29. 



Zum Abmessen kleiner Mengen Flußsäure hat Ä. Gudggtier '^) ein 

 Tropffläschchen aus Hartgummi angegeben (Fig. HO); nach Lüften der 

 \erschluHkappen kann man durch Neigen des Fläschchens aus dem seit- 

 lichen Stut/cn mit kai)illarer Uohrung die Flußsäure tropfenweise entnehmen. 



Als Tropfflasche im grol'.en kann man die Spritzflasche ansehen, 

 die für destilliertes ^Vasser, für Alkohol und für Äther gebraucht wird. 

 Es empfiehlt sich durchaus — auch für Wasser — . Spritzflaschen mit ein- 

 geschliffcnem Stopfen (Fig. 31) zu benutzen, um die Verunreinigung des 

 Flascheniuhaltes durch stets etwas abbröckelnden (iummi oder Kork zu 

 vermeiden. Für heißes Wasser wird der Kolbenhals mit Korbgeflecht als 

 Isoliermittel gegen die Wärme umgeben: zwei größere Korkstücke — 

 mittelst I>r;iht am Kolbenhalse befestigt — tun diesell»en Dienste. Eine 



Fig. 28. 



Fig. 29. 



Fig. 30. 



sehr be([ueme Spritzflasche, die durch Drücken eines den Hals umgebenden 

 Gummiballs in Tätigkeit gesetzt wii-d, stellt Fig. 32 dar. 



Zum Abmessen eines einzigen bestimmten Flüssigkeitsquantums 

 dienen Vollpipetten und Meßkolben, zum Abmessen jeder beliebigen 

 Flüssigkeitsmenge — innerhalb der Grenzen, die durch den Voluminhalt 

 des Gefäßes gegeben sind, — dienen für gröbere Zwecke Meßzylinder, 

 für feinere Meßpipetten und Büretten. 



Die übüchen Vollpipetten haben einen Rauminhalt von 1 — 200 cm^ 

 und besitzen zweckmäßig eine kleine kugelartige Erweiterung über der 

 Marke, um zu verhindern, daß Flüssigkeit beim Einziehen in den Mund 

 gelangt. 



') F. R. 0. Goetze, Sterilisierbare Tropfflasche mit luftdichtem Verschluß ohne 

 Rillen. Pharm. Zentralhalle. Bd. 47. S. 465 (1906) ; vgl. Chem. Zentralbl. 1906. II. S. 81. 

 ^) Flußsäuretropffläschchen. Chem.-Ztg. Bd. 29. S. 671 (1905). 



