Allgemeine cliemische Laboratoriumstechiiik. 



25 



kleinert, so cLaß entweder eine Saug- oder eine Druckwirkung auf die zu pipet- 

 tierende Flüssigkeit ansgeübt wird. Da also das Saugen mit dem Munde und 

 der Gebrauch des Fingers als Pipettenabschluß fortfällt, ist nicht nur ein sehr 

 präzises Einstellen des Meniskus möglich, sondern auch das Arbeiten mit dem 

 Instrument sauber und hygienisch einwandfrei: beim Pipettieren stark ätzen- 

 der, giftiger und infektiöser Flüssigkeiten ist jede Gefahr ausgeschlossen, 

 und andrerseits können sterilisierte Flüssigkeiten nicht durch Speichel 

 verunreinigt werden. Am Kopf des Instrumentes befindet sich ein Luft- 

 kanal, der sich mit einer Stellschraube beliebig öffnen oder schließen läßt, 

 so daß man die eingesaugte Flüssigkeit automatisch mit regulierbarer 

 Geschwindigkeit heraustropfen lassen kann; die zudringende Luft passiert 

 ein in der Metallkapsel eingeschlossenes Wattefilter. An der Stelle, wo sich 

 die Gummiverbindung befindet, ist das Meßgerät leicht auseinanderzunehmen, 

 mithin die Auswechslung der eigentlichen Pipette gegen eine _ 

 beliebige andere und ihre Reinigung ohne Mühe möglich. 



Ähnliche ..Sicherheitspipetten" haben Strohschein, Max 

 Wolff^ ), Gaffkij und Wassermann u. A. konstruiert. 



Eine Meßpipette mit automatischer XuUpunktseinstel- 

 lung zeigt Fig. 37. 



Auch Büretten lassen sich mit dieser Apparatur ein- 

 richten. Eine andere bewährte Nullpunktseinstellung für Büretten 

 ist in Fig. 38 dargestellt. Das 

 Ansatzrohr rechts unten an der 

 Bürette wird durch einen mittelst 

 Quetschhalm verschließbaren 

 Gummi^chlauch mit der \'orrats- 

 flasche verbunden, aus der die 

 Titerflüssigkeit durch einen He- 

 ber in die Bürette fließt: ist 

 diese bis zum Nullpunkt gefüllt, 

 so läuft etwa noch nachkom- 

 mende Flüssigkeit über und 

 durch den seitUchen Ansatz 

 (rechts oben an der Bürette) 

 ab. Zwar nicht eine selbsttätige 

 Nullpunktseinstellung, wohl aber 

 eine praktische Verbindung mit 

 der Vorratsflasche und eine ein- 

 fache, bequeme Handhabung bietet die Bürette nach W. Flemming 2) (Fig. 39). 



Eine sehr genaue und mühelose Ablesung des Meniskus erlauben 

 Büretten, die auf den Vorschlag von Schellhach mit weißbelegter Rückwand 



Fig. 40 



^) Eine einfache und dauerhafte Saugpipette zum Gebrauch bei mikroskopischeu 

 Arbeiten. Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Bd. 46. I. 

 S. 648 (1908). 



==) Zweiweghahubürette. Chem.-Ztg. Bd. 28. S. 818 (1904). 



