2(i R- Kempf. 



und schmalem, dunkel irefärbtom Emailstreifen versehen sind: der Meniskus 

 hat dann die Form zweier, mit der Spitze aufeinander stehender Keiiel 

 (Fiir. 401. 



Neuerdinirs wi'rden Büretten und die Saugröhren von Tipetten auch 

 mit ovalem (^)uerschnitt anirefertigt M (Fig. 41); der Vorteil dieser Form liegt 

 darin, dal^ die Flüssigkeiten einen viel steileren Meniskus bilden, der eine 

 schärfere Ablesung gestattet: außerdem sind die Teilstriche gerade Linien, 

 nicht Halbkreise, und liegen nebst den Ziffern in einer Ebene. 



Schliel>lich soll aber nicht unerwähnt bleiben, dal) die alte Mohrsche 

 (^)uetschhahni)ürette. wie sie Fig. 42 zeigt, allen Anforderungen des prakti- 

 schen (Jebranchs durchaus gerecht wird und sich wegen ihrer relativen 

 Billigkeit und Einfachheit überall da empfiehlt, wo Titrierungen nicht gerade 

 täglich vorgenommen werden müssen. 



l)ie Keinigung von gläsernen Meßgeräten geschieht am besten mit 

 einer Mischung von roher englischer Schwefelsäure und Kalium- oder 

 Xatriumbichromat und durch sorgiältiges Nachspülen mit gewöhnhchem, dann 

 mit destilUertem AVasser. Man trocknet am raschesten , wenn man einen 

 Luftstrom durch das Gerät saugt und gleichzeitig - mit einer Bunsen- 

 flamme vorsichtig fächelnd - schwach erwärmt; die durchstreichende — 

 gewöhnhch nicht durch Reinheit ausgezeichnete Laboratoriumsluft 



filtriert man durch ein Stückchen P^'iltrierpapier . das man sich an der 

 Eintrittsstelle der Luft ansaugen läßt. Trocknen mit Alkohol und Äther ist 

 weniger zu empfehlen, weil diese Flüssigkeiten häufig eine dünne Fetthaut 

 hinterlassen. 



Praktisch sehr wertvolle Vorschriften über Herstellung, Behandlungs- 

 weise und Eichung chemischer Meßgeräte stellt von Zeit zu Zeit die 

 Kaiserl. Normal-Eichungskommission ^j auf. Die vielen praktischen Fragen 

 und Streitpunkte, die beim genaueren maßanalytischen Arbeiten auftauchen: 

 ob ein Meßgefäß auf Einguß oder Ausguß geeicht ist, auf welche Tempe- 

 ratur sich das angegebene Volum bezieht, wie lange auf das Abtropfen 

 zu warten ist usw., finden hier ihre Erledigung, indem nach wissenschaft- 

 lichen Grundsätzen eine einheitliche konventionelle Regelung der Materie 

 herbeigeführt wird. 



Viertes Kapitel. 



Mischen. 



I. Allgemeines. 



Reagieren Substanzen sehr heftig — vielleicht explosiv mit- 



einander, so ist es nicht nötig, für eine möglichst innige P)erührung der 



'l F. Fischfr und Böirer, Flache Meßfreräte. Zeitschr. f. ehem. Apparatenkunde. 

 Bd.l. S.45 (1905); vjrl. (hem. Zentralhl. 1906. I. S. 725. 



^) Eichvorschriften für chemische und physikalische Meßgeräte. Verlag von Jul. 

 Springer, Berlin. 



