Allgemeine chemische Laboratoriiimstechnik. 



29 



mittelst passender Regulierwiderstände einstellbar. Für die gewöhnlichen 

 Laboratoriumszwecke genügt ein Kleinmotor mit einer Leistung von 

 i/e^ — \'i6 PS. vollkommen. Ein liegulierwiderstand ist im Fu(ie des Motors 

 eingebaut. Lst ein noch langsamerer Lauf erwünscht, so schaltet mau Glüh- 

 lampen oder Manganindraht oder ein elektrolytisches Bad in die Leitung 

 ein. Letzteres besteht aus einem länglichen, mit ganz schwacher Schwefel- 

 säure gefüllten Glastrog in Form eines Parallelepipedons, an dessen Schmal- 



Fig. 44. 



Fig. 45 



Seiten sich zwei Lleiplatten oder Platindrähte als Anode und Kathode 

 gegenüberstehen; durch mehr oder weniger tiefes Eintauchen der Elektroden, 

 durch Verstärken oder \'erdünnen der Schwefelsäure oder endlich durch 

 Verkleinern oder A'ergrüßeru des Elektrodenabstandes ist der Motor auf 

 jede gewünschte Schnelligkeit mühelos einzustellen. Ein derartiger Flüssig- 

 keitswiderstand, den man eventuell in Kühlwasser stellt, ist auch sonst 

 bei elektrochemischen Arbeiten sehr be(iuem in Handhal)ung und Her- 

 stellung. Häufig wird es sich auch empfehlen, die Geschwindigkeit des 

 Elektromotors durch ein Vorgelege mit Transmission (Fig. 44) zu 

 verringern, d. h. in Kraft zu verwandeln. 



