Allgemeine chemische Laboratoriumstechuik. 



45 



Für die bequeme Zerkleinerung von Eis sind zwei Eis mühlen sehr 

 zweckmäßig-, von denen die eine (Fig. 77) das Material zu walnußgroßen 

 Stücken, die andere (Fig. 78) dann diese letzteren zu einem gleichmäßig 

 körnigen (lemisch von Erbsengroße zerschlägt. Zur Gewinnung von Eis- 

 mehl dient die Eismühle nach C. Schwalbe'^) (Fig. 79), die in 5 — 7 Minuten 

 1 kg Eismehl liefert. 



Noch häufiger als Eis dient einfach kaltes Wasser als Kühlmittel, 

 das infolge seiner großen spezifischen Wärme ebenfalls besonders gut dazu 

 geeignet ist. 



Will man mit Wasser von anderer Temperatur kühlen, als es jeweils 

 zur Verfügung steht, so kann man es durch eine Schlange aus dünn- 



Fig. 77. 



wandigem Kupferrohr fließen lassen, die in Eis bzw. in einem 

 erwärmten Wasserbade steht (vgl. Fig. 68, 8.^8). Auf diese Weise läßt 

 sich fließendes Wasser von jeder beliebigen Temperatur zwischen 0» 

 und 100° zu Kühl- oder Heizzwecken bequem erhalten; mit Hilfe eines 

 eingeschalteten T-Rohres mit Thermometer oder des früher beschriebenen 

 Verbindungsstückes für Gummischläuche (vgl. Fig. 6, S. 11) kann man die 

 Temperatur kontrollieren und auf Bruchteile eines Grades genau einstellen. 

 An dieser Stelle möge die Beschreibung von Warmwasserappa- 

 raten, die augenblicklich warmes Wasser erzeugen, eingeschaltet werden. 

 Mittelst des Apparates nach Kjarnes (Fig. 80) erhält man in einer Minute 

 100 — 150 cm 3 Wasser von 65—68" bei Anwendung eines gewöhnlichen 



1) Neue Lahonitoriumsapparate. Ciicm.-Ztg., Bd. 20. S. 161 (l'J02). 



