Allgemeine chemische Laboratoriumstechiiik. 



49 



ungefähr gleich heiße Flamme. Durch geeignete Einstellung des Brenner- 

 rohres, wodurch die Luftzuführung reguliert wird, geUngt es, den inneren 

 kalten P'lammenkegel fast ganz zum Verschwinden zu bringen und damit 

 die Produkte der unvollständigen Verbrennung des Gases zu vermeiden, 

 die beim Erhitzen von 

 Platingeräten diesen be- 

 sonders schädlich sind. 

 Außerdem werden auf 

 diese Weise Heizwirkun- 

 gen erreicht, die sonst 

 nur in der Gebläse- 

 flamme zustande kom- 

 men : ein Kupferdraht 

 von 3-5 — 4 )ii)ii, Dicke 

 schmilzt in der Flamme 

 des Allihnbrenners zum 

 Abtropfen. Vor einigen 

 Jahren 1) hat F. Ällihn 

 seinen Brenner noch ver- 

 einfacht (Fig. 86). 



R. Dierhach schlug 

 einen Gasbrenner vor 

 (Fig. 87), der es gestattet, die Flamme auch in schräger Lage zum seitlichen 

 Anheizen eines Gefäßes zu gebrauchen und den Brenner unter sehr niedrig 

 stehende Apparate zu schieben. Das Mischungsrohr für Gas und \j\iit(c) bildet 

 einen rechten Winkel mit ungleich langen Schenkeln, und dieses am längeren 

 Schenkel gefaßte Knierohr ist durch Drehbarkeit um zwei sich kreuzende Achsen 

 (bei h u. d) und durch Verschiebbarkeit in seinem Lager 

 (d) in vollkommenster Weise auf seinem Fußefa) bewTghch. 



Für sehr gelinde Temperaturen, z, B. zum Heizen 

 von Brutschränken und in allen Fällen, wo es darauf 



Fig. 86. 



Fig. 87. 



ankommt, langsam und vorsichtig zu erhitzen — z. B. beim Eindampfen 

 kleiner Flüssigkeitsmengen auf den leicht springenden Uhrgläsern — , bedient 

 man sich mit Vorteil der sogenannten Mikrobrenner, wie sie von Rd- 

 schauer (Fig. 88 u. 89), Koch u. a. vorgeschlagen wurden. 



*) Vereinfachter Bunsenbrenner mit Siebaufsatz. Chem.-Ztg. Bd. 29. S. 34 (lüü5). 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. I. J. 



