6: 



R. Kompf. 



E. T/ii/o^) i:al) die in Fig. TJU dariiostellte Apparatur an. S. P. Beche 

 und B. H. Bu.rton-) kon.>^truierten ein ähnliches Hcizhad speziell für sero- 

 loirisfhe /wecke (Seruminaktivierung und Sterilisierunii). Das durch eine (Ilüh- 

 lanipe <:eheizte\Vasseri)ad(Fii2:.127) läCit sich mittelst eines kleinen Uheostaten 

 leicht auf jede heliebiire Temperatur bis UO" auf V20" konstant einstellen. 



Neuerdinirs irab W. Thörncr'^) eine Heizvorrichtung mit elektrischen 

 (ilühlampen an (Fig. 128). Er verwendet dazu P^rlenmeyerkolben mit starker 

 Finbauchung des Glasbodens: die IC) kerzigen — am besten auben mattierten 

 oder geschwärzten — Glühlampen ragen zur Hälfte in diese Finbauchung 





-n ^ 



Fig. 124. 



hinein und sind in Tonl)lumentöpfen fest eingesetzt. Die Abbildung stellt 

 die Verwendung der Heizmethode für die Extraktion in Soxhleti^t]\Qw Appa- 

 raten (vgl. W. Kap., unter Extrahieren) dar. 



Abarten der oben beschriebenen Trockenkästen sind die Thermo- 

 staten, deren Innenraum ohne besondere Aufsicht dauernd eine beliebige 



') Ein elektrischer Heizapparat für gefahrloses Abdestillieren von Äther. Chem.- 

 Ztg. Bd. 25. S. (385 (1901). 



^j Einige neue Lal)oratoriumsapparate. Americ. .Journ. of Phvsiology. Vol. 14. 

 p. 10 (1905). - Vgl. Cbem. Zentralbl. 1905. II. S. 733. 



^) Apparat zur gefahrlosen Erhitzung leicht entzündlicher und flüchtiger 

 ätherischer Flüssigkeiten bei der Extraktion oder Destillation. Zeitschr. f. ehem. Apparaten- 

 kunde. Bd. 3. S. 11 (1908). 



