AUsjemeino chemische Lahoratoriumstechiiik. 



6H 



konstante Temperatur beibehalten soll — einige Arten sind bereits erwähnt 

 worden — und speziell die Brutschränke, die sich für Brutversuche. 

 Züchtung von Bakterienkulturen usw. automatisch auf HT" einstellen. 



Einen kleineren Thermostaten, der die typische Einrichtung eines 

 solchen zeigt (Doppeltür, Wasserstandsrohr mit Ablaufhahn usw.). zeigt 

 Fig. 129. 



Auf die vielen Abarten von Thermostaten, die speziellen Zwecken 

 dienen, kann nicht näher eingegangen werden; erwähnt seien als Thermo- 

 staten für niedere Temperaturen 

 die Eisschränke: Fig. V)0 

 zeigt einen Kälteschrank mit 

 innerem, starkem Bleikasten. 



Für Thermostaten, die we- // 



nig über Zimmertemperatur er- 



M 

 ta 



Fig. v: 



wärmt werden sollen, also z. B. für Brutschränke, ist Heizung mittelst einer 

 Petroleumlampe üblich. Fig. i;»l stellt einen derartigen Wärmeschrank vor. 

 der.auüerdem mit einer automatisch arbeitenden Wasserabgabe zur feuchten 

 Ventilation versehen ist. Mittelst einer einfachen Vorrichtung hebt oder 

 senkt sich der die Wärme in den Schrank führende Schornstein über der 

 Lampe, je nachdem die Temperatur im Innern über oder unter der ge- 

 wünschten liegt, auf die man den Apparat eingestellt hat. 



