Allgemeine chemische Lahoratoriumstechnik. 



65 



heizten — Zirkulationsofen erzeugt wird iimi in einem Röhrensystem im 

 Brutzimmer zirkuliert. Die Temperatur des Heizwassers wird durch einen 

 Thermoregulator derart einreguliert, daß im Innenraum eine absolut kon- 

 stante Temperatur (normal ca. oT") erzeugt wird. Die Wände des Brut- 

 raums sind innen mit Kupferblech ausgeschlagen und tragen rings ein 

 Eisengestell mit verstellbaren Einlagen, um die Gegenstände bequem auf- 

 stellen zu können. Unter dem Kupferblech befinden sich die IsoUerschichten 



Fig. 131. 



aus dem erwähnten Material, dann erst kommt die Spundwand bzw. die 

 Heizwand. Der Fußboden erhält am besten Linoleumbelag, und die Be- 

 leuchtung erfolgt durch elektrische Glühlampen. 



2. Thermoregulatoren. 



Um in den oben beschriebenen Luftbädern der gewöhnhchen Art die 

 Temperatur konstant zu halten, auch ohne daß eine siedende Heizflüssig- 

 keit benutzt wird, muß die Heizquelle so eingestellt sein, daß die Wärme- 



Abderhalden, H.indbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. I. 5 



