m 



H. Kompf. 



zufuhr die Wiirnu'vcrlusto durch Ausstrahlung? £>-orade im GhMcliiiewicht 

 hält. Ilci/.t man mit einem liunsenbrenner, so entspricht mithin eine be- 

 stimmte Hahnstellunir hei einem bestimmten Luftbade einer bestimmten 

 Temperatur in diesem — vorausjxesetzt. dal/i der (lasdruck und die Außen- 

 temperatur der Zimmerhift immer ziemlich iileich bleiben. Vm den ge- 

 wöhnlich je nach dem (Jasverbrauch stark schwankenden Gasdruck konstant 

 zu halten, hat man (iasdruckregulatoren (Fig. IolM konstruiert'), und um 

 die betreffende Hahnstellung- des Bunsenbrenners stets leicht wiederfinden 

 zu können, wurde der Hahn mit einem Zeiger ver- 

 sehen, der auf einer Skala spielt (vgl. oben S. 50, Fig. 1)4 ). p - 



Bequemer und 

 sicherer ist es. sich 

 zur Konstanthaltung 



I it=-* 



n 



Fig. 134. 



der Temperatur eines Luftbades automatischer \'oirichtungen. der soge- 

 nannten Thermoregulatoren, zu bedienen. 



Fig. IPi?) zeigt eine gebräuchliche und bewährte Art dieser Apparate. 

 Mit dem unteren Ende z. B. in den Wasserraum eines Brutschrankes ein- 

 gesetzt, gestattet er, die eingestellte Temperatur mit ±0*2° Genauigkeit 

 einzuhalten. Las Gas wird oben rechts in die \'orrichtung eingeleitet, durch- 

 fließt die verzweigte Röhre und verläßt aus dem Rohransatz links oben 

 den Apparat, um dann dem Brenner zuzuströmen; der untere Arm der 

 verzweigten Röhre wird durch die steigende oder fallende Quecksilbersäule 



') Vgl. auch J. F. Smale, der einen ausgezeichneten Gasdruckregulator angah, 

 um die Umdrehungsgeschwindigkeit von Heißluftmotoren konstant zu halten. Wied. 

 Ann. d. Physik u. Chem. [N. F.] Bd. 57. S. 219 (1896J. 



