68 



R. Kcinpf. 



dvv Toiiiporatni' mehr oder wonitrcr kiliinint und diii-cli oincn Ann mit 

 einstollharer Mikroincterschraiibo ein Ventil in dem ( Jaszufiihruntisrohr auto- 

 matisch sehliel'it oder öffnet. Innerhalb der Orenzen zwischen 25" und 120* 

 lältt sich mit Hilfe eines solchen Metall-Thermorei^nilators (Fiii'. 135) 

 die Temperatur konstant auf Vio° Ji^nau einstellen. 



Schlieltlich sei auch die eleijante elektrische Würme-lleiiuUervor- 

 richtunir für Thermostaten mit Gasheizung erwähnt (Fig. i:>6 u. 137). Zum Ge- 

 hrauch wird das Thermometer zunächst in einem beliebigen Bade bis auf 

 die gewünschte Temperatur erhitzt und dann wieder abgekühlt. Beim Ab- 

 kühlen zerreiCit der Faden unmittelbar oberhalb des einen der zwei elek- 

 trischen Kontakte, die in das Quecksilber hineinführen, an einem dort be- 



findUchen Glaswiderstand. Nun ist das Thermometer eingestellt: bei noch- 

 maligem Erwärmen wird genau bei der betreffenden Temperatur der obere 

 und der untere Kontakt durch das (Quecksilber verbunden und durch den 

 nun geschlossenen Stromkreis ein Elektromagnet betätigt, der den Gas- 

 zuflul'i so lange hemmt, bis die Temperatur wieder etwas unter die ge- 

 wünschte gesunken ist. 



Die gleiche Methode der Temperaturreguherung für Petroleum- 

 heizunü' zeigt Fig. 138. 



3. Öfen. 

 Zu den Luftbädern kann man auch die meisten Arten der im chemi- 

 schen Laboratorium üblichen (3fen rechnen, die daher hier im Zusammen- 

 hang besprochen werden sollen. 



