Allgemeine chemische Laboratoriiimstechuik. 



75 



Schliemich sei auch das von W. Ostwald angegebene Wasserbad 

 für konstante Temperaturen (Fig. 155) erwähnt. Die gleichmäßige 

 Durchmischung des Wassers besorgt ein Flügeh-ad mit Glimmerschaufeln, 

 das — durch die heiße Luft eines kleinen Flämmchens in Umdrehung ver- 

 setzt — einen im Wasser rotierenden Rührer treibt. 



Die Temperatur dieses Thermostaten, der gewöhnlich außen mit 

 Filz bekleidet ist, kann durch einen Thermoregulator konstant cehalten 

 werden. Das Bad dient z. B. zu exakten Löslichkeitsbestimmungen^bei be- 

 stimmten Temperatm-en ; zu diesem Zweck wird 

 im Thermostatenwasser eine rotierende Schüttel- 

 vorrichtung für Flaschen angebracht. ^^ 



Ich komme nun zur Besprechung der eigent- ^2tl^ 

 liehen Dampfbäder, bei denen die Dampfent- 



Fig. 154. 



Wicklung nicht im Bade selbst, sondern an anderer Stehe für sich 

 erfolgt. 



Als Dampfentwickler genügt ein großer Piundkolben mit einem Sicher- 

 heits- und einem knieförmig gebogenen Dampfableitungsrohr. Rascher be- 

 triebsfertig und betriebssicherer sind metallene Wasserkessel mit 

 W^asserstands- und Sicherheitsrohr (Fig. 156). Sie werden am besten 

 mittelst des niedrigen Fletscherbrenners (vgl. Fig. 95, S. 51) geheizt. 



Das Dampfbad selbst zeigt Fig. 157, aus der seine Konstruktion ohne 

 weiteres hervorgeht. 



