Allgemeine chemische Laboratoriumsteclmik. 



struiert und gefahrlos, dal'! ein besonderer SchielJrauni dafür durchaus nicht 

 notwendig ist. 



Die Gefahr des Springens der Einschlußröhren ist bei Benutzung der 

 Schießöfen nach C. Vllmann'^) (Fig. 169) auf ein geringes Maß reduziert, in- 

 dem der innere Druck in der Glasröhre durch äußeren Druck im Stahl- 

 rohr kompensiert wird: Mannesmann- 

 Stahlröhren, die auf (300 Atmosphären 

 geprüft und mit dicht schließendem, 

 aufschraubbarem Verschlußkopf ver- 

 sehen sind, werden mit ca. 40 — 70 cm-' 

 Benzin, Äther usw. beschickt, die 

 Schießröhren ebenfalls hineingetan, 

 und das Ganze dicht verschlossen auf 

 die gewöhnliche Art im (Jfen erhitzt. 

 Beim Erhitzen der Röhren über oOO** 

 wird an ihrem aus dem Gfen heraus- 

 ragenden Ende ein Kühler aufge- 

 schraubt (vgl. die Abbildung), damit 

 die Dichtung durch fließendes Wasser 

 kalt gehalten werden kann. 



Wo schwer lösliche Körper mit Flüssigkeiten bei höherer Temperatur 

 nur durch andauerndes Schütteln in Reaktion gebracht werden können, 

 oder wo zwei sich miteinander nicht mischende Flüssigkeiten reagieren 

 sollen usw., sind Schießöfen von großem Wert, in denen die Einschluß- 

 röhren in steter Bewegung gehalten werden. 



Fig. IC 



Zu diesem Zweck hat Emil Fischer-) einen Schießofen mit 

 Schüttelwerk (Fig. 170) vorgeschlagen, der gestattet, Schießröhren in 



') Eiu Explosionsofen zur Verhütung des Springens von Einschmelzröhren. Ber. 

 d. Deutschen Chem. Ges. Jg. 27. S. 379 (1894). 



-) Apparat zum gleichzeitigen Erhitzen und Bewegen von geschlossenen Glas- 

 röhren. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 30. S. 1485 (1897). 



