88 



K. Kompf. 



SicluM-hoitsvontil mit Lauftrewicht besitzt und durch einen eisernen Bügel 

 mit /ontralsc'iiraube auf den Kessel aufiieprelU wird : Asbest- oder Blei- 

 riniie sorizen für dichten Abscldul». 



Fig. IT.") zeigt den bekannten Payj/wschen Topf 

 (aus Gußeisen, innen weil) emailliert), Fig. 170 einen 

 .Vntoklaven mit lüihrwerk. 



Auch metallene Autoklaven in Ivöhrenfonn (Fig. 177) 

 sind an Stelle der immei'hin leicht spiingenden (ilasröhren 

 oft von Nutzen, vorausgesetzt, da(^ das betreffende Re- 

 aktionsgemisch das Metall ((Gußstahl, IMiosphorbronze, 

 .Muminiumbronze usw.) nicht angreift. M 



L. Gattermann verwendet Mannesmann röhren, die 

 auf dem einen Ende zugeschweißt, auf dem anderen Ende 

 mit einem Gewinde versehen sind; die Dichtung der Ver- 

 schlußkapsel geschieht mit metaUischem Blei. 



Wl. Ipatietv-) hat einen Apparat konstruiert, mit 

 dem sich \'ersuche bei 400 Atmosphären Druck und bei 

 Temitei-aturen bis ()-25" ausführen lassen. 



VII. Temperaturmes sung. 



Die Temperatur wird hauptsächhch bestimmt: 

 1. mit Flüssigkeitsthermometern, die Queck- 

 i''»!''- Silber, Kalium-Natrium, Alkohol, Toluol, Petroläther oder 



Pentan enthalten: 

 2. mit Gasthermometern. die mit Luft, Wasserstoff oder Helium 

 gefüllt sind: 



?). auf elektrischem Wege, entweder mit Thermoelementen oder 

 mit Hilfe von Widerstandsmessungen: 

 4. auf kalorimetrischem Wege; 

 "). mit optischen Instrumenten; 

 (■). mittelst der Methode der Probekörper; 

 7. durch Tensionsmessung einer Flüssigkeit. 

 Hier können nur die ersten drei Methoden der Temperaturmessung 

 etwas eingehender behandelt, die übrigen nur summarisch gestreift werden. 



1. Flüssigkeitsthermometer. 



Die gewöhnlichen Quecksilberthermometer sind ungefähr zwischen 

 — 35° und + 350* brauchbar: bei tieferen Temperaturen gefriert, bei 

 höheren siedet das Quecksilber. 



Für chemische Zwecke kommen entweder Instrumente mit Milch- 

 glasskala (Ein Schluß thermometer) oder solche mit der Teilung auf der 



») Vgl. z. B. Ffungst, D. R. P. 56.816. 



*) Katalytische Reaktionen bei hohen Temperaturen und Drucken. Ber. d. Deutschen 

 ehem. Ges. Jg. 37. S. 2983 (1904). 



