Allgemeine chemische Lahoratoriumstcchnik. 89 



Röhre (Stabthermometer) in Betracht. Die Stabthermometer sind zwar 

 gegen mechanische Beanspruchung (Druck und Stoß) widerstandsfähiger 

 als die Einschlußthermometer, haben aber im übrigen diesen gegenüber 

 sehr viel Nachteile : Zunächst springen sie bei jähem Temperaturwechsel 

 viel leichter, sodann ergeben sie weit eher parallaktische Fehler bei der 

 Ablesung, Aveil sich die Quecksilbersäule hinter einer konvexen Skala be- 

 findet, statt unmittelbar auf der Teilung, ferner folgen sie Temperatur- 

 schwankungen wegen ihrer verhältnismäßig großen Glasmasse weit langsamer, 

 und schließlich ist die Skala durch chemische oder physikalische Einflüsse 

 leicht verwischbar und wird daher häufig unleserlich. 



Um auch oberhalb H50° Quecksilberthermometer in gewöhnhcher 

 Weise verwendbar zu machen, wurde der Siedepunkt des Quecksilbers da- 

 durch erhöht, daß in das Kapillarrohr über dem Quecksilberfaden ein in- 

 differentes Gas unter Druck eingefüllt wurde: außerdem nmßte eine Glas- 

 sorte mit einem möglichst hohen Erweichungspunkt und einem möglichst 

 niedrigen Ausdehnungskoeffizienten angewendet werden. 



Die ersten derartigen Thermometer waren aus Jenaer Thermo- 

 meterglas 16111 angefertigt und enthielten Stickstoff, der bei Zimmer- 

 temperatur ungefähr den Druck einer Atmosphäre ausübte; der Raum der 

 Kapillare über dem Quecksilberniveau war so bemessen, daß infolge der 

 Kompression des Stickstoffs durch das emporsteigende Quecksilber dieses 

 selbst bei 4.50'* noch nicht ins Sieden kam. 



F. Allihn ^) stellte fest, daß bei andauerndem Erhitzen auf ca. oOO" 

 sich das Jenaer Glas bezüglich der thermischen Nachwirkungsdilatationen 

 etwa doppelt so günstig verhielt, wie das gewöhnliche Thüringer Glas. 



Für noch höhere Temperaturen, nämlich bis 550°, kamen dann Ther- 

 mometer in den Handel, die aus Jenaer The rmom et erglas 59 III 

 (Borosihkatglas, vgl. das erste Kapitel, S. 4) hergestellt und mit Kohlen- 

 dioxyd von nahezu 20 Atmosphären Druck gefüllt waren, ^i 



Der letzte Schritt auf diesem Wege führte schließlich zu Quecksill)er- 

 thermometern aus Quarzglas, die mit Stickstoff von 60 Atmosphären 

 Druck gefüllt sind und bis 720° verwendet werden können. Jedoch lassen 

 .sich derartige Quarzthermometer bis jetzt nur von begrenzter Länge an- 

 fertigen, weil die Herstellung einer gut kalibrischen Röhre aus Quarz schwierig 

 ist; sie umfassen nur das Temperaturintervall von 300 — TöO*', sind in ^/^-Grade 

 geteilt und haben statt einer Milchglasskala eine solche aus Nickelstahl. 3) 



*) über das Ansteigen des Eispunktes bei Quecksilberthermometern aus Jenaischem 

 :Normalglas. Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 28. S. 435 (1889) und Bd. 29. S. 381 (1890). 



^) Wiebe , Über die Verwendung des Quecksilberthermometers in hohen Tempe- 

 raturen. Zeitschr. f. Instrumentenkunde. Bd. 10. S. 209 (1890). — Ferner <>. Schott, 

 Thermometerglas. Ebenda. Bd. 11. S. 330 (1891). — A. Mnhlke, Verwendung des flüssigen 

 Kohlendioxyds zur Herstellung hochgradiger (^uecksilberthermometer. Ebenda. Bd. 12. 

 S. 402 (1892). — A.Mahlke, Über die Messung der Temperaturen bis ööO"*. Ber. d. 

 Deutschen ehem. Ges. Jg. 26. S. 1815 (1893). — 3/. r. EeckUnghausen, Über das neue 

 ■Quecksilberthermometer für Temperaturen bis 550". Ebenda. Jg. 26. S. 1514 (1893). 



') C. Siebert, Über hochgradige Thermometer aus Quarzglas. Zeitschr. f. Elektro- 

 chemie. Bd. 10. 158 (1904). 



