90 R Kenipf. 



ho\ allen dioson (^»ueeksilbertheniioinetern für sehr hohe Tempera- 

 turen niaeht sich der jirolie ("beistand bemerkbar, daß die Korrektion 

 weircn des lieransraijrenden Quecksilberfadens, die sich schwer tjenau be- 

 stimmen labt, auberordentlich grob zu sein pflegt, bei Schmelzpunkts- 

 bestimmuniren /.. R 40° betragen kann (vgl. siebentes Kapitel). 



l'm i)ei genaueren I^estimmungen den Fehler wegen des heraus- 

 ragenden Fadens so klein wie möglich zu machen, sind Sätze von Thermo- 

 metern, von denen jedes nur ein kleines Temperaturbereich mnfaßt, von 

 verschiedenen Seiten vorgeschlagen worden, so von Zincke, Graehe, Anschütz, 

 AUihn, Kahlbau»! n. a. Solche ..abgekürzte" Thermometer sind nament- 

 lich für genaue Schmelzpunkts- und Siedepunktsbestimmungen unentbehrlich 

 und vielfach im Gelirauch. 



Es lassen sich (.^)uecksilberthermometer. die auf ^loo** genau abzulesen 

 gestatten, leicht herstellen. 



Quecksilberthermometer mit elektrischen Kontaktstellen finden sich 

 im V. Abschnitt dieses Kapitels (S. 68) beschrieben; spezielle Quecksilber- 

 thermometer für Molekulargewichtsbestimmungen werden von anderer Seite 

 (siehe H. Fricdenthal ) behandelt. 



Flüssigkeitsthermometer, die mit anderen Flüssigkeiten als Queck- 

 silber gefüllt sind, dienen vorzugsweise zur Messung entweder sehr hoher 

 oder sehr niedriger Temperaturen. 



Für hohe Temperaturen schlugen E. C. C Baly und J. ('. Chorlei/ ^) 

 Thermometer vor. die statt Quecksilber die flüssige Kalium-Xatriumlegierun^ 

 enthalten, und die — hergestellt aus einem Eesistenzglas. welches Rotglut 

 verträgt, — bis ca. 650° brauchbar sind; die Legierung gefriert bei — 8* 

 und siedet erst bei ca. 700°. Der liaum oberhalb der Legierung ist mit 

 Stickstoff von solchem Druck gefüllt, daß der Druck im Innei'u gleich dem 

 Atmosphärendruck ist. wenn das (iefäß glühend wird und daher etwas 

 erweicht. 



Zur Messung von Temperaturen unterhalb des Erstarrungspunktes 

 des (Quecksilbers dienen Thermometer, die mit Alkohol. Toluol. Petroläther 

 oder Pentan gefüllt sind. 



Bis — 100° dient als Thermometeii'iülung vorzugsweise das von 

 P.Chapimis-) empfohlene Toluol, für noch tiefere Kältegrade der von 

 F. Kohhausch^) angegebene Petroläther. der selbst in flüssiger Luft 

 (ca. — 190°) noch nicht erstarrt. Nach B. Rothe^) empfiehlt sich statt 



^) Ein neues Thermometer für höhere Temperaturen. Ber. d. Deutschen ehem. Ges. 

 J?. 27. S. 470 (1894). 



-) Über die Thennometer zur Messung tiefer Temperaturen. Wiedetnanns Annal. 

 d. Phys. u. Chem. (N. F.) Beiblätter. Bd. 17. S. 538 (1893). 



^) L'ber ein Thermometer für sehr tiefe Temperaturen und über die Wärmeaus- 

 dehnungr des Petroläthers. Wiedemanns Annal. d. Phys. u. Chem. (N. F.) Bd. 60. S. 46S 

 (1897). " 



*) Über ein Flüssigkeitsthermometer für sehr tiefe Temperaturen. Zeitschr. f. 

 Instrumentenkunde. Bd. 22. S. 192 (1902). 



