R. Kcmpf. 



der Temperatunnessung aus. Es gibt deren zwei i)iiny.ipiell verschiedene; 

 die eine die tiiernioelektrische Methode beruht darauf, daü ein 

 elektrischer Strom entstellt, wenn in einem geschlossenen Kreis von Metallen 

 oder Metalllegierungen eine der Berührungs- oder Lötstellen eine andere 

 Temperatur hat als die übrigen; die andere - die Widerstandsmethode 

 beruht darauf, daß der elektrische Leitungswiderstand eines Drahtes 

 voll seiner Temperatur abhängt. 



Die tiiernioelektrische Methode dient hauptsächlich zur Messung 

 hoher Temperaturen zwischen HOO" und 1600"; die Thermoelemente be- 

 stehen z. B. aus Kisen-Konstantau. Nickel-Kisen, 

 Neusilber-Eisen oder - für sehr hohe Hitze- 

 grade — aus Platin-Blatinrhodium , Platin- 

 Platiniridium (Pyrometer nach Le Chatelier), 

 Iridium-lridinmruthenium usw.. und die Tem- 

 ])(M'atur wird direkt an einem geeichten Zeiger- 

 galvauometer (Fig. IT^i) abgelesen. i) 



Die Widei'standsmethode 2) benutzt mei- 

 stens einen Widerstandsdraht aus Platin; sie 

 übertrifft infolge der Präzision der Widerstands- 

 messungen die Genauigkeit des Quecksilber- 

 thermometers um das Zehnfache: die Tem- 

 peratur läßt sich mit ihrer Hilfe auf Viooo" genau bestimmen, und Tem- 

 peraturunterschiede sind noch in weit engeren Grenzen nachweisbar. 

 W. C. Heraus hat ein Quarzglas-Widerstaudsthermometer konstruiert, 

 das zwischen — 200° und 4- 700" verwendbar ist. 



Ein wesentlicher Vorzug der elektrischen Temperaturmessung vor 

 den ül)rigeu .Methoden besteht — außer in den schon oben genannten — 

 in der (ieschwindigkeit, mit der sie die momentane Temperatur anzeigt; 

 das relativ träge Quecksilberthermometer und mehr noch die umfang- 

 reichen Luftthermometer bedürfen stets einer verhältnismäßig langen Zeit, 

 bis sie sich mit der zu messenden Temperatur ins Gleichgewicht gesetzt 

 haben. Die Widerstandsmethode hat z. B. Dodo Rancken'^) zur Messung der 



') Vgl. z. B. F. Hirschson, Verbesserungen an elektrischen Pyrometern. Zeitschr. 

 f. ehem. Apparatenkunde. Jg. 2. S. 622 (1907). 



^) Vgl. z. B. A. Campbell, Direkt ablesbare Widerstandsthermometer. Philos. Mag. 

 (6.:; Bd. 9. S. 713 und Chem. Zentralbl. 1905. I. S. 1683. Ferner: Morris W. Trarers und 

 A. G. C. Gut/er, Vergleich der Platintemperaturskala mit der Normaltemperaturskala 

 zwischen 444*" und — 190°. Proc. Royal Soc. London. Vol. 74. p. 528 und Chem. Zentral- 

 blatt. 1905. I. S. 1683. — Siehe auch James Dewar , Widerstandsthermometer bei der 

 Temperatur dos siedenden Wasserstoffes. Proc. Royal Soc. London. Vol. 73. p. 244 (1904); 

 vgl. Chem. Zentralbl. 1904. I. S. 1313. 



'') Dodo Rancken und Hob. Tigerstedt, Zur Kenntnis der Temperatur im mensch- 

 lichen Magen. Biochem. Zeitschr. Bd. 11. S. 36 (1908); vgl. Chem. Zentralbl. 1908. II. 

 S. 530 und D. Rancken und R. Tif/ersfedt, Weiteres über die Temperatur im Magen des 



