Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 9o 



Temperatur im menschlichen Magen benutzt: die Empfindlichkeit des 

 „Bolometers". das durch eine Fistel in den Magen eingeführt wurde, war 

 so eingestellt, daß 1mm au der Galvanometerskala 0*0215o Temperatur- 

 differenz anzeigte. 



4. Die übrigen Methoden der Temperaturmessung. 



Die Temperaturmessung auf kalorimetrischem Wege kommt für 

 das chemische Laboratorium kaum in Betracht. Abgewogene Körper von 

 bekannter Wärmekapazität (Platin, Eisen) werden auf die zu messende 

 Temperatur gebracht, in gewogener Wassermenge abgekühlt und aus der 

 Temperaturerhöhung des Kalorimeterwassers die gesuchte Temperatur 

 berechnet. Thomas Carnelley'^) hat diese Methode zur Schmebcpunktsbe- 

 stimmung hochschmelzender Körper angewandt. 



Die optische Temperaturmessung findet nur bei sehr hohen Tem- 

 peraturen Anwendung, bei denen sichtbare Strahlen ausgesendet werden. 

 Das Spektralpyrometer nach W. HempeV-) und das optische Pyro- 

 meter nach H. Wanner ^), das bis -f 2000^ geeicht wird, dienen für die 

 in Rede stehende Art der Wärmemessung. 



Eine sehr einfache und elegante Methode, die Temperatur zu be- 

 stimmen, besteht ferner darin, daß man eine Anzahl Substanzen von be- 

 kanntem Schmelzpunkt der zu messenden Temperatur aussetzt und aus 

 dem Schmelzen eines oder mehrerer der gewählten Stoffe auf die Tem- 

 peratur schheßt, die mindestens gleich den Schmelzpunkten der ge- 

 schmolzenen Körper sein muß, aber auch höher sein kann. Aus dem Um- 

 stand, daß ein äußerst feiner Platindraht in der heißesten Stelle der 

 Bunsenflamme eben schmilzt , läßt sich z. B. deren Temperatur auf zirka 

 1800" bestimmen. Der Gebrauch der Äe^erschen Kegel in der Tonindu- 

 strie ist das bekannteste Beispiel für diese natürUch nur indirekte Art der 

 Temperaturmessung. 



Ein einfaches und empfindUches Thermometer für tiefe Tempera- 

 turen schlugen Ä. Stock und C.Xielsen*) vor; dieses Instrument beriüit 

 auf der Messung der Tension flüssigen Sauerstoffs und dient zur Bestim- 

 mung von Temperaturen zwischen — 183 und — ^OO": Temperaturdiffe- 

 renzen von Vioo" können mit aller Sicherheit beobachtet werden. 



Menschen. Skarnl. Arch. f. Physiol. Bd. 21. S. 80; vgl. Chem. Zentralbl. 1908. II. S.1451. 

 Die holometrische Methode wurde nach St. R. Benedict und J. F. SneU angewendet ; 

 vgl. : Eine neue ^lethode. um Körpertemperaturen zu messen. Pfliigers Archiv f. d. ges. 

 Physiol. Bd. 88. S. 492 (1901). 



*) Über Bestimmung hoher Schmelzpunkte mit besonderer Rücksicht auf die der 

 Metallsalze. Journ. of the Chemical Society. Vol. 29. I. p. 490 (1876). 



*) Über Messung hoher Temperaturen mittelst des Spektralapparates. Zeitschr. f. 

 angewandte Chemie. 1901. S. 237. 



») Über die Messung hoher Temperaturen, Chem.-Ztg. Bd. 25. S. 1029 (1901). 



*) Ein einfaches und empfindliches Thermometer für tiefe Temperaturen. Bcr. d. 

 Deutschen chem. Ges. .Jg. 39. S. 2066 (1906j. 



