Allgemeine chemische Lahoratoriumstechiiik. 



103 



mit aufgeschliffenem Trichter. Für Versuche in kleinem Maßstäbe dienen 

 Sauggiä sehen in Reagenzglasform (Fig. 201). 



Das Filter muß glatt und eng an der Wandung des Trichters an- 

 liegen , damit sich zwischen diesem und dem Filter keine Luftkanäle bilden, 

 die das rasche Filtrieren, Auswaschen und Trocknen des Niederschlages 

 vereiteln. Selten ist der Neigungswinkel der gewöhnlichen Trichter so 

 genau ÖO'' , daß ein in übhcher Weise zusammengelegtes Rundfilter faltenlos 

 hineinpaßt. Es empfiehlt sich daher, sogenannte ..Trichter für quantitative 

 Analyse" zu benutzen, deren konischer Teil den richtigen Winkel besitzt. 

 Die Firma Schleicher & Schüll bringt geschnittene Papierfilter in den 

 Handel, die sich auch bei unrichtigem Winkel der Trichterwand glatt an 

 diese anlegen (Fig. 202). 



Um das Zerreißen der Filterspitze durch den äußeren Druck zu ver- 

 meiden, legt man einen Platin- oder Porzellankonus (vgl. Fig. IST) in den 

 Trichter, oder man verwendet gehärtete 

 Filter, die man entweder ganz wie ein 

 gewöhnliches Filter benutzt oder nur als 

 Unterlage eines solchen in Gestalt eines 



(«ir™ 



Fig. 204. 



Fig. 20 



kleinen Hilfsfilters , das man wie einen Platinkonus in den Trichter einsetzt 

 (vgl. oben S. 95). 



Ein rascheres Filtrieren als gewöhnhche Filter gewähren die Filter- 

 platten nach Otto N. Witt^) (Fig. 20o). Zu jeder Platte werden am besten 

 zwei Filterscheiben verwandt; die eine deckt genau die Siebplatte, die 

 zweite, etwas größere, legt sich an die Wand des Trichters zur Dichtung 

 an. R. Hirsch^') änderte die Witt sehe Filtriervorrichtung dahin ab, daß 

 'Siebplatte und Trichter aus einem Stück, und zwar aus Porzellan an- 

 gefertigt wurden (Fig. 204). Für \iele Zwecke leisten die rasch filtrierenden 

 Goochtiegel^) recht wertvolle Dienste. Die Versuchsanordnung beim Ar- 



1) über eine Filtriervomchtuug. Ber. d. Deutscheu ehem. Ges. Jg. 19. S. 918 (1886). 



-) Über eine Vorrichtung zum Filtrieren. Chem.-Ztg. Bd. 12. S. 340 (1888). 



=>) F. A. Gooch, Chem. News. Vol. 37. p. 181 (1880) ; vgl. Zeitschr. f. analyt. Chem. 

 Bd. 19. S. 333 (1880). Ferner: Th. Paul, Zur quantitativen Bestimmung des Antimons 

 und über den Goocli^ch.^n Tiegel. Ebenda. Bd. 31. S. 537 (1892). 



