104 



R. Koinpf. 



l)oiton mit ihiuMi zeiirt Fiir. 20ö. Man beschickt die an ihrem Boden sieb- 

 artiir durchlochten Porzellan- oder Platintieirel mit einer Asbest schiebt, die 

 foljrendermar.en herii:estellt wird: 



\Vi'il)er. lanirfaserii^er, ^Yeicher Asbest ^vinl in kleine Stücke zer- 

 schnitten, im Porzellantieiiel geiilüht, mit starker reiner Salzsäure digeriert 

 und ausgekocht, durch Schlämmen mit Wasser in einem Siebe von den 

 feinsten Partikelchen befreit, gut ausgewaschen und in viel Wasser auf- 

 geschlämmt: von dieser Aufschlämmung gießt man. nachdem man sie 

 durch Schütteln aufgerührt hat , unter vorsichtigem Saugen mit der Pumpe 

 soviel in den Tiegel, bis eine etwa 1 — •2 mm dicke gleichmäßige Filtrier- 

 schicht entstanden ist. Zur Sicherheit kann man auch noch auf diese 

 Asbestdecke eine Witti^che Filterplatte (vgl. oben) legen und darauf noch 

 eine zweite dünne Asbestschicht anl)ringen >) (Fig. 206). Nach dem Trocknen 

 im Dampf schrank und Abkühlenlassen im Exsikkator ist die Filtriervor- 

 richtiuig auch für analytische Ar- 

 beiten gebrauchsfertig; sie ist nicht 

 wie die Papierfilter hygroskopisch 

 und kann ferner auch für starke 



r 



Fig. 20 



Säuren und Laugen Verwendung finden und eventuell geglüht werden, ohne 

 an (iewicht einzubüßen. 



Um beim Glühen über einem Bunsenbrenner die Kiinvirkung der 

 Flamraengase auf den Niederschlag zu verhindern, stellt man den Gooch- 

 tlegel in einen etwas grölieren gewöhnlichen Tiegel mit massivem Boden. 

 Die kgl. Porzellanmanufaktur in Berlin liefert sehr dünnwandige Gooch- 

 tiegel. die man den höchsten Temperaturen aussetzen kann, ohne ein 

 Springen befürchten zu müssen. 



Besonders vereinfacht erscheint das Arbeiten im Goochtiegel statt 

 mit Papierfiltern, wenn es sich um Niederschläge handelt, bei denen im 

 Gange der Analyse das Filter vom Niederschlage getrennt verascht werden 

 mußte, wie es z. B. bei der Chlorsilberbestimmung bei Anwendung von 



V) Vgl. f. Friedheim und P. Michaelis, Beiträge zur gewichtsanalytisclien Be- 

 stimmung des Arsens. Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 34. S. 517 (1895). 



