ik; 



]\. Iv(MUpf. 



Flüssiiikrit. ikicIhK'IU sich dir Schichten khir licscliicHlcii haben, dinrh den 

 (ihishahn unten ah und iiielit dann die spezifisch leichtere Fhissiiikeit au& 

 der oberen oftnuni»' des Seheidetriehters aus: da sich dieser kurz über 

 dem Abhibhahu stark verjüuiit. ist ein sehr scharfes 'rreinieu der FUissig- 

 keiten möubch. 



Auch Troi)ftrichter {V'vj:. •J:^(>) hassen sich zum 'rreiiuen ueriuiierer 

 Menuen von FUissiiikeiten benutzen. 



Für kleine Versuche, z. 1). im Reag-enzglase , ist auch eine Abhebe- 

 pipette (Fig. 2.H7) recht brauchbar; mit dieser Vorrichtung, die eine kleine 

 Saugpumpe vorstellt, kann man z. B. ätherische Extrakte sehr genau 

 von der wässerigen Flüssigkeit abheben (vgl. auch das zweite Ka])itel, 

 S. 2n ff. I. ' ^ 



Fiienfalls recht bequem ist eine gewöhnliche Pipette, die man mit 

 (IfHi Munde ansaugt (Fig. 2;>S). 



i 



Fig. 236. 



Schichten sich die Flüssigkeiten nicht scharf übereinander, sondern 

 bilden sie Fjiiulsionen, so wendet man die unter FLxtraktion angeführten 

 Kunstgriffe an (vgl. den IV. Abschnitt dieses Kapitels). 



4. Zentrifugieren. 



Eine immer Avachsende Anwendung findet die Zentrifuge in den 

 Laboratoiien. Je nach dem Zweck, den sie erfüllen soll, wird sie entweder 

 mit einer Schleudertrommel oder mit einem Aufsatz zur Aufnahme von 

 Gläsern. Flaschen usw. versehen. 



Eine Zentrifuge für Handbetrieb mit Schleudertrommel zeigt Fig. 239; 

 diese Apparatur dient dazu, feste Körper von Flüssigkeiten zu scheiden: 

 das breiartige Material kommt in die Trommel, an deren siebartig durch- 



