118 



R. Kempf. 



iH'iten mit /cntritiiuvn /u beobachten sind, hat sieh TJi. W. Richards'^) 

 selbst einireheiul g-eäiilJert, Bei 1200 Touren pro Minute und einem Radius 

 der Zentrifuire von 10 nw eiiolgt das Abflieiieu und Trocknen lOOmal so 

 gründlich als mit Hilfe der Schwerkraft; selbst beim kräftigsten Absaugen 

 an der Wasserstrahlpumpe gelingt es nur, die Mutterlauge von den Kri- 

 stallen bis auf einen Rest von etwa 10<*/o zu trennen. Aus der Zentrifuge 

 dag:eg:en kommen die Kristalle fast trocken (mit höchstens iVo Feuchtig- 

 keit) heraus, und auch das Auswaschen ist unvergleichlich viel wirksamer; 

 die Waschflüssigkeit wird durch ein zentrales Loch oben im Porzellan- 

 deckel der Zentrifuge (vgl. Fig. 241) hinzugegeben. 



Für den gleichmäßigen, geräuschlosen und sicheren Gang e iner 

 Zentrifuge ist es von größter AVichtigkeit , die Belastung gleichmäßig zu 



Fig. 242. 



Fig. 243. 



verteilen: so müssen z.-B. die einzelnen Trichter der Trichterzentrifuge 

 alle gleich hoch mit dem Schleudergut gefüllt oder durch eine tote Last 

 ausbalanciert sein. 



L'm die Wirksamkeit einer Zentrifuge richtig abschätzen zu können, 

 mul'j man sich vergegenwärtigen, daß die Zentrifugalkraft 



1. der bewegten Masse, 



2. der Größe des Radius, 



?). dem Quadrat der Umdrehung.szahl 

 proportional ist: der ..zentrifugale Trägheitswiderstand" (P) ist — Masse 

 (m) X Be.schleunigung (rw^j, also P = mrw2. 



') Bemerkungen zum Gebrauch von Zentrifugen. Chem.-Ztg. Bd. 31. S. 1251 (1907). 



