AUffemeiue chemische Laboratoriumstechuik. 



125 



mit Wasserkühlmantel versehen sind (Fig. 257) und sich überall da 

 bewähren, wo ätzende Chemikaüen längere Zeit erhitzt werden sollen, ohne 

 daß sie mit Kork, Gummi u. dgl. in Berührung kommen dürfen. 



b) Fraktionieraufsätze. 



(Jbwolil sich in den beschriebenen Destillatiouskolbeu auch eine 

 fraktionierte Destillation ausführen läßt, so erreicht man doch sein Ziel 

 \iel schneller und vollkommener, wenn man sich besonderer Fraktionier- 

 aufsätze bedient. 



Diese können entweder mit einem Siedekolben verschmolzen sein 

 (Fig. 258 u. 259), oder sie werden auf einem gewöhnhchen llundkolben 

 mittelst Kork- oder Gummistopfens oder eines Glasschliffs 

 aufgesetzt. Fig. 260 zeigt den mit Glasperlen gefüllten 

 Fraktionieraufsatz nach W. Hempel'^'), Fig. 261 den an den 



^>rengungen mit Platindrahtnetz zu versehenden Fraktionieraiifsatz nach 

 E. Linnemann.'-) 



Nach den Untersuchungen von H. Kreis^) erreicht man mit dem 

 Hempehchen Aufsatz durch eine Destillation ein Resultat, zu dem man 

 bei Anwendung eines Kolbens ohne Aufsatz 12 Destillationen braucht. 



M über eineil Apparat zur fraktionierten Destillation. Zeitschr. f. analyt. C'hem 

 Bd. 20. S. 502 (1881). 



^) Über eine wesentliche Verbesserung in der Methode der fraktionierten Destil- 

 lation. Liebigs Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 160. S. 195 (1871). 



^) Vergleichende Untersuchungen über die Methoden der fraktionierton Destil- 

 lation. Liebigs Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 224. S. 259 (1884). 



