1L>^^ 



K. Kompf. 



liii die luihltliiclK'ii eines iicwöliiilichcii Lichi'fsclww Külilers iV'iv;. 2().')) 

 zu vtTunil'ii'ni uiul damit seine Wirksamkeit zu erhöheu. hat mau an dem 

 inneren Kühlrolir kui'eltormii'e Knveiteruuiivu au.uebraeht (Fig. 2B(3) oder 

 OS als Schlauiienrohr ausiiebildet (Fig. -itiT). 



Denselben Zweck verfolgt der ..Fxcelsiorkülder" von Henri Vigreux^) 

 (Fig. -Jli.^ n. 2(i9): die diesen Kühler durehstreichendeu Dämpfe finden an 

 den Einstichen des inneren llohres einen Widerstand und ei'leiden gewisser- 

 maßen eine Pressung, wodurch die Kondensation 

 ebenso wie durch die vevgrölterte Kühlfläche sehr ge- 

 fördert wird. Ein Kühler von H2cm Länge genügt 

 daher, um stark siedenden Äther vollkommen zu kon- 

 densieren. Zum Zurückhalten der Salzsäuredämi)fe bei 

 Hydrolysen soll eine Abart des Excelsiorkühlers gute 

 Dienste leisten (Fig. 270). Bei diesem Kühler sind 

 die Einstiche im Kühlrohr so angeordnet, daß sie 

 a1)wechselnd wagerechte und schiefe Gruppen bilden. Die 



kondensierte Flüssigkeit tropft von den 



Spitzen der schief stehenden Einstiche 



auf die wagerecht gruppierten und 



bildet hier eine dünne Schicht, durcli 



die die Dämpfe beständig hindurchgehen 



müssen. 



Sehr viel vollkommener als Liebig- 



küliler gleicher Länge wirken auch 



wegen ihrer weit größeren Kühlfläche, 



die sie den Dämpfen darbieten, die so- 

 genannten Energiekühler-j (Fig. 271 



und 272). Deim Arbeiten mit allen der- 



^' artigen Kühlern von komplizierterer 



^ Konstruktion darf man heiße Dämpfe 



y im Anfang der Destillation nicht zu 



Fip. J71. plötzlich in das innere Kühlrohr ein- Firoyo 



treten lassen, da dieses leichter als in 

 den gewöhnlichen Kühlern dem Springen ausgesetzt ist; auch darf man 

 bei zeitweise abgestelltem Kühlwasser dieses nicht plötzlich Avieder anstellen. 

 Angesichts der überaus zahlreichen Neukonstruktionen und Abände- 

 rungen, die der Liebigache Kühler im Laufe der Zeit erfahren hat, muß 

 darauf hingemesen werden, daß der Liebigkühler in seiner einfachen ur- 

 sprünglichen Gestalt. Avie sie zuerst von Christian Ehrenfried Weigelt^) 

 angegeben wurde . für die allermeisten Zwecke des Laboratoriums voU- 



*) ExcelsiorlviUiler und Exccisiordestillationsaufsatz. C)iem.-Ztg'. Bd. 28. S. 686 

 (1904). 



^) Vgl. z.B. F.KrerM, Kin neuer Glaslvühlcr für das Lalioratoriuin. ßer. d. 

 Deutschen ehem. Ges. Bd. 24. S. 3950 (1891). 



») Vgl. z. B. //. Schelenz, Kühlgeräte bei der Destillation. Chem.-Ztg. Bd. 33. 

 S. 154 (1909). 



