|;;4 R- Kempf. 



in erster Liiiit' in lU'tracht i^oninicn , so sind sie dennoch aneh für viele 

 andere /wecke im chemischen Lahoratorinm von eriieblicher |)iaktischer 

 Wichtigkeit. So biklet die Vakunmerzeni>iing ein wertvohes llilismittel heim 

 Ahsaiiiren von Niederschhigen (v^l. oben S. 102), bei der ISnbHmation (vf^l. 

 unten), beim Füllen jirößerer (iefäße mit einem Gase (\^\. achtes Kapitel), 

 beim Anstellen einer Reaktion unter Luftabschlnl» und endlich beim Trocknen 

 und Aufbewahren von Substanzen in luftleeren Käumen ( \'akuum-Exsikka- 

 toren usw.: viil. weiter unten). 



Die Wasserstrahl pumpe und ihre Nehenapparate. 



Die i>ebräuchlichste und zuijleich handlichste und einfachste Labora- 

 toriumsluftj)umpe ist die ursprünglich von Bunsen an^^ej^ebene Wasser- 

 strahlpumpe. 



Je nach der Temperatur des Leitungswassers, das zur Speisung der 

 Pumpe dient, steigt und sinkt das bestenfalls erreichbare Optimum des 

 Minderdrucks ungefähr in den Grenzen zwischen 8 und 20 mm: denn die 

 Tension des Wasserdampfes beträgt bei 10" 9 mm, bei 20" ca. 17 mm und 

 bei 25" bereits 2;) mm Quecksilber. 



Die Wasserstrahlpumpen, die namentlich für den organisch ar- 

 beitenden Chemiker zu den unentbehrlichsten Apparaten gehören, werden 

 entweder ganz aus Glas oder ganz aus Metall angefertigt; die aus dem 

 letzteren Material haben zwar den Vorzug der Unzerbrechlichkeit, funkti- 

 onieren aber meistens nicht so gut wie Glaspumpen, werden ferner von 

 Säuredämpfen, die leicht in die Pumpe gelangen können, angegriffen und 

 gestatten nicht, eine etwa eingetretene Verschmutzung oder gar Ver- 

 stopfung ohne weiteres zu erkennen, wie es bei den Glaspumpen der 

 Fall ist. 



Eine der ältesten Formen der gläsernen Wasserstrahlpumpen rülirt 

 von Geißler her (Fig. 284 ; vgl. auch Fig. 292, S. 136 und Fig. 307, S. 146). 

 Diese Pumpe verbraucht verhältnismäljig viel Wasser. 



Eine w^esentliche Verbesserung hat sie u. a. durch die von ./. Wetzel^ 

 vorgeschlagene Konstruktion (Fig. 285) erfahren, die bei geringerem Wasser- 

 verbrauch ein weit schnelleres Evakuieren bewirkt. Dieser Effekt kommt 

 dadurch zustande, daß die saugende Wirkung des fallenden Strahls mehr- 

 fach ausgenutzt w^rd: unterhalb des ersten Injektors befindet sich eine 

 kugelartige F]rweiterung, die einen kapillaren Ausflul) hat und dann in das 

 Abflußrohr mündet. Die Kugel zwischen den beiden Einschnürungen darf 

 sich bei einer richtig ausgeführten Pumpe, die ihre volle Wirkung aus- 

 üben soll, nicht mit Wasser füllen. 



^Vls notwendige Nebenapparate beim Gebrauch einer Wasserstrahl- 

 pumpe mögen hier Rückschlagventile und Druckregulatoren be- 

 schrieben werden. 



*) über eine neue Wasserstrahlluftpumpo. Ber. d. Deutschen ehem. Ges. Jg. 30. 

 S. 537 (1897j. 



