Allffemciiie chemische Lalioratoriumstechuik. 



187 



Am einfachsten erhält man ein derartiges Instrument, wenn man in 

 die Apparatur eine fein ausgezogene (ilasröhre einschaltet, die durch einen 

 Glashahn mit der äußeren Luft in Verbindung steht (Fig. 292). 



Auf demselben Prinzip beruht der aus Messing gefertigte Druck- 

 regulator, den Fig. 29o darstellt; durch eine feine Stellschraube mit Stahl- 

 spitze läßt sich der Zutritt der Luft bequem regulieren. 



Einen automatisch wirkenden, auf jede beliebige Druckhöhe ein- 

 stellbaren Druckregler haben W^iUi. Stadel und E. Hahn^) und utMUMdings 

 Gabriel Bertrand-) (Fig. 294) beschrieben. Bei diesen 

 Apparaten sperrt eine (Quecksilbersäule, die man bclicbiü 

 einstellen kann, die Verbindung 

 zwischen Rezipient und Pumpe in 

 dem Augenblick n\) . wo der ge- 

 wünschte Druck erreicht ist, und 

 gibt sie erst wieder frei, wenn der 

 Druck ein wenig gesunken ist. 



Jede Wasserstrahlpumpe läßt 

 sich gleichzeitig als Gebläse ver- 

 wenden; man braucht nur das Ab- 

 wasser, das mit der angesaugten 

 Luft gemischt ist, in eine doppel- 

 halsige Flasche mit Bodentubus ein- 

 treten zu lassen und den Wasser- 

 abfluß durch einen Schlauch mit 

 Quetschhahn so zu reguHeren, daß 

 der Bodentubus der Flasche unter 

 dem Wasserniveau liegt; ist die 

 Pumpe auf dem einen Hals der 

 Flasche luftdicht aufgesetzt, so ent- 

 weicht aus dem anderen dauernd 

 ein kräftiger Luftstrom , der z. B. 

 zum bequemen Betriebe eines Leucht- 

 gasgebläses (vgl. S. 52) dienen kann. 



Praktischer ist das in Fig. 

 nach J. Wetzet, das bei 2 — 3 Atmosphären Wasserdruck sehr gut funktioniert. 



Noch wirksamer ist das metallene Gebläse nach M. Kahler und 

 Martini (Fig. 296). 



Kolben- und Kapsclluftpumpen. 

 Eine einfache einstiefhge Kolbenluftpumpe, wie sie Fig. 297 darstellt, 

 erzeugt zwar nur eine Luftleere von etwa '2'6 mm Druck, schafft aber weit 



'Mt^^mi. 



295 abgebildete Wasserstrahlgebläse 



M Ein einfacher Apparat zur Regulierung und Variierung des Luftdrucks bei 

 Destillationen, Siedepunktsbestimmungen usw. Liebigs Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 195. 

 S. 218 (1879). 



^) Druckregler für fraktionierte Destillation unter vermindertem Druck. Bull. See. 

 chira. Paris [3] T. 29. p. 77G; vgl. Cbem. Zentralbl. 1903. II. S. 611. 



