Allgemeine chemische Laboratoriumstecliiiik. 



143 



Apparat mit der Wasserstrahlpumpe evakuiert und der Ringbrenner g 

 entzündet: nach ca. oO ^linuten wird der Hahn h geschlossen: das ver- 

 dampfende Quecksilber kondensiert sich nun an der spitz zulaufenden 

 Kühlvorrichtung h und tropft in 

 den oberen Teil des mittleren 

 Rohres e, avo der aus Glas ge- 

 fertigte Schwimmer ./' die dort 

 angeschmolzene Kapillare d so 



Kühlwasser. 



lange verschlieiit . l)is sich eine , 

 gewisse Quantität Quecksilber 

 angesammelt hat, die den 

 Schwimmer emporhebt. Dadurch 

 findet ein ruckweises Abfließen 

 des Quecksilbers statt: es tritt eine Wirkung, wie bei einer Sprengel- 

 pumpe, ein, und das Vakuum wird fast absolut. Das gereinigte Quecksilber 



