148 



R. Kornpf. 



baroiiu'tiM-. doivn offonor Schenkel mit dem zu messenden Vakuum ver- 

 l)undon wird (Fisr. ;U0. vf?l. auch die Figuren 292, 294, 299, 807 und 

 :U9). oder durch Messung der hochgesaugten Quecksilbersäule in einem 

 beiderseits offenen U-föimigen Rohr, dessen einer Schenkel mit der 

 evakuierten Apparatur in Verbindung steht (Fig. :')11). 



Im letzteren Falle ist noch die Ablesung an einem gewöhnlichen 

 r>ar(inu'ter nötig: dei- Barometerstand minus der angesaugten Quecksilber- 

 säule beides in Millimetern Quecksilber — ergibt erst den gesuchten 

 Minderdruck. Somit ist das abgekürzte Heberbarometer im Gebrauch wesent- 

 lich einfacher; andrerseits ist es bei Drucken, die wenig unter Atmosphären- 

 druck liegen, unbi'auchbar. ferner seine Füllung (Auskochen des Queck- 

 silbers) nicht ganz einfach und eine gründHche Reinigung daher schwierig, 

 und schließhch reißt das Quecksilber, wenn es bei plötzlicher 

 Aufhebung des Vakuums rasch in den geschlossenen Schenkel 

 zuriickschnellt, leicht Luft mit, so daß das Instrument ungenau 

 wird. Um dies und eine Zertrümmerung des geschlossenen 

 Röhrenendes beim Aufschlagen des Quecksilbers zu verhüten, 

 gibt man dem l^-fönnigen Rohr unten an der Biegung eine 

 stark verengte Stelle; durch die Reibung, die das Quecksilber 

 hier erfährt, wird seine Geschwindigkeit bedeutend verringert 

 und seine Stoßkraft vernichtet. 



Die Ablesung an derartigen Instrumenten geschieht vor- 

 teilhaft an Spiegelglasskalen, die sich in senkrechter Richtung 

 so verschieben lassen, daß ihr Nullpunkt auf 

 »h- en die eine Quecksilberkuppe eingestellt werden 



■ hm kann. Befindet sich das Auge in der Höhe 



f. I] der anderen Quecksilberkuppe in solcher 



Lage, daß sich das Spiegelbild der Pupille mit 

 dem des Skalenteilstriches und der Queck- 

 silberkuppe deckt, so trifft die über die 

 letztere hinweggehende Visierhnie die Skala 

 senkrecht, und man ist sicher, die Parallachse 

 — den bei schiefen Visieren sich ergebenden 

 Ablesungsfehler — vermieden zu haben. 

 L. Claisen hat durch Kombination des Manometers mit einer Sicher- 

 heitsflasche (vgl. S. 185), die einerseits mit der Wasserstrahlpumpe, an- 

 drerseits mit den zu evakuierenden Gefäßen in Verbindung steht, dem 

 Instrument eine vor Verunreinigungen möglichst gesicherte Lage gegeben 

 (Fig. ?A-2). 



Aber auch die andere Methode der Druckmessung, wonach die Länge 

 einer hochgesaugten Quecksilbersäule bestimmt wird, hat durch Anordnung 

 des Saugrohres unmittelbar neben einem Gefäßbarometer, welches das 

 Quecksilberresen-oir mit jenem teilt, eine so große Vereinfachung im Ge- 

 brauch erfahren, daß es auch in dieser Hinsicht den Vergleich mit der 

 anderen Meßmethode nicht zu scheuen braucht. Fig. 318 zeigt ein derartig 



Fig. 311. 



