löO 



R. Korapf. 



sa^en die ^'eiianiiten beiden Instrumente, da sie Bruchteile eines Millimeters 

 nur anijenähert abzulesen gestatten. Man benutzt daher bei so geringen 

 Drucken die Druckmesser nach Mac Leod (Fig. 314). Das Prinzip dieses 

 Instruments besteht darin, daß ein bekanntes Volumen Fdes vordünnten 

 (iases. das die evakuierte Apparatur noch erfüllt, auf ein ebenfalls be- 

 kanntes, .sehr viel kleineres Volumen v zusammengeprebt wird und nun 

 die.ser Druck des komprimierten Gases wie in einem gewöhnlichen 

 Quecksilbermanometer gemessen wird. Ist v z. H. lO.OOOmal kleiner als F, 

 so übt das (ias nach dem Boi/Ie- Mariotteschen Gesetz einen lO.OOOmal 

 grölieren Druck aus. als vor der Zusammendrückung, und man liest also 

 l))n}i Druck am Manometer ab, wenn der gesuchte Druck nur 00001 »nm 



beträgt. In Fig. 299 

 (S. 139) ist der Mac Leod 

 abgebildet , ebenso in 

 Fig. ?>07 (S. 142) bei n, 

 0, p. q. Vgl. ferner 

 Fig. 308. 



Einen abgekürz- 

 ten Mac Leodschen Va- 

 kuummesser haben Ä. 

 Wohl und M. S. Losa- 

 nitsch in ihrer schon 

 envähnten Abhandlung 

 über Evakuierung mit- 

 telst Tierkohle vorge- 

 schlagen (vgl. Vig. 309); 

 ferner ist der abge- 

 kürzte Mac Leod nach 

 H.J.Reiff') (Fig. 315) 

 hier anzuführen. 

 Bei allen Mes.sungen mit Vakuummessern nach dem Mac Leodschen 

 Prinzip ist zu beachten, daß die Bestimmungen vöUig falsche, und zwar 

 \iel zu kleine Werte ergeben, wenn ein leicht verdichtbarer Dampf (statt 

 ein Gas, d. h. ein Stoff, dessen Tempei-atur oberhalb seiner kritischen Tem- 

 peratur liegt.) in den Druckmesser gelangt, wenn also z.B. die Luft in dem 

 Apparat nicht ganz trocken ist. Denn nur vollkommene Gase folgen dem Boylc- 

 Mariotteschen Gesetz, auf dem die Druckmessung nach Mac Leod ja beruht. 

 F.Krafft-) benutzt das verschiedene Verhalten elektrischer Glimm- 

 entladungen in verdünnten Gasen als Kriterium für die Höhe des Vakuums. 



Fig. 315. 



*) Hilfsmittel zur Demonstration der elektrischen Entladungen in Gasen. Zeitsclir. 

 f. d. physikal. u. ehem. Unterricht. Bd. 17. S. 154 (1904). 



*) /'. Krajft und H. Weilandt, Siedetemperaturen beim Vakuum des Kathodenlichts. 

 Ber. d. Deutschen ehem. Ges. .Jg. 29. S. 1321 (1896) ; vgl. auch F. Kraft, Über Vakuum- 

 destillation und einige Regelmäßigkeiten, welchen die in luftleeren Räumen erzeugten 

 Flüssigkeiten und Dämpfe gehorchen. Ebenda. Jg. 32. S. 1624 (1899). 



