AUsemeine chemische Laljoratoriumstechnik 



153 



Auch die in Fig. 320 abgebildete Vorlage für fraktionierte Vakuum- 

 destillation ist recht brauchbar i); durch Drehen der ganzen unteren Gefäl»- 

 kombination l> samt Stopfen a um das Abflußrohr e kann man nach- 

 einander verschiedene Gefäße unter die Mündung des letzteren bringen. 



Bei allen Arbeiten im hohen Vakuum bereitet der dichte Abschluß 

 der gesamten Apparatur nach der Außenluft oft erhebliche Schwierigkeiten 

 und ärgerlichen Zeitverlust. Einige praktische Dichtungsmittel und 

 Kitte mögen daher hier Ei-^ähnuug finden. 



Zum Dichten von Glasschliffen (Glashähnen, Glasstopfen, Exsikka- 

 toren) dient Rinder- oder Hammeltalg. Chemisch weit widerstandsfähiger, 

 da nicht, wie dieser, durch Säuren oder AlkaUen verseifbar, 

 aber für manche Zwecke zu wenig zäh, ist Vaseline. Nach 

 A. Stock bewährt sich wasserfreies Lanohn (Adeps 

 lanae anhydricus, Ph. G. IV) ausgezeichnet. F. iCro/^ 

 empfahl es ebenfalls 2), daneben als Hahnfett usw. auch 

 ein Gemisch aus zwei Teilen weißem Wachs und einem Teil 

 Adeps lanae. 3) 



Ein sicheres Zeichen für das dichte 

 Schheßen eines eingefetteten Schliffes ist es, 

 wenn zwischen den Schhffflächen, also z. B 



f 



Fig. 319. 



z\nschen Hahnküken und Hahngehäuse, keine Schheren oder trübe Stellen 

 sichtbar sind, sondern das Ganze Avie eine einheitliche Glasmasse aussieht. 

 Wird ein Glasschliff erhitzt, so lassen sich gewöhnlich die bisher 

 genannten, leicht schmelzenden Dichtungsmittel nicht anwenden. Man kann 

 in solchen Fällen sirupöse Phosphor säure benutzen. Oft genügt es auch 



M Vgl. P. Raikoir, Fraktioniervorstoß. Chem.-Ztg. Bd. 12. S. 694 (1888). 



'-') F. Kraft uud \V. A. Di/es: Über Destillation mit der kontinuierlich wirkenden 

 Quecksilberluftpumpe. Ber. d. Deutschen ehem. Ges. Jg. 28. S. 2587 (1895). 



") F. Kraft und //. Weilamlt: Sublimationstemperatureu Ebenda. Jg. 29. 



S. 1322 (1896). " 



