ic-j 



H. K.Miipf. 



Auf älinlirhom rrin/ip hcnilit der in Fiii. i).')! abgebildete, von 

 S.J'.ßcihr und B. H. Buxt(»0) aniieiiebene Veiitilator-Trockenschraiik. der 

 speziell zum' raschen Troeknen leicht zersetzlicher Eiweißkörper bestimmt 

 ist. Die Luft wird vorii-ewiinnt. wit> aus der Figur ersichtlich: die Trock- 

 nung geht bei 40° schneller und mit geringerer Zersetzung vor sich, als 

 aut dem Wasserbade. 



Kinen ganz ähnlichen .\|)parat zum raschen Eindunsten temperatur- 

 empfindlicher Flüssigkeiten hat Kdivin Stanton Faust-} angegeben (Fig. 3;i2). 

 Der Zentrifugal-Drehstromventilator ( Siemens iV" Halske ) fördert 25^3 

 Luft in der Minute. Die einzudampfende Flüssigkeit befindet sich in flachen 

 Schalen, die auf einem großen Wasserbade (12ö X 30 X 16cm) aus Weiß- 

 blech stehen. Die Heizvorrichtung für die Luft ist zwischen Ventilator und 

 Glaskasten eingeschaltet und besteht aus einem mit Asbest umkleideten 

 doppelwandigen Eisenblechkasten, der von den heißen Verbrennungsgasen 

 allseitig umspült wird. Die Abluft führt zweckmäßig direkt ins Freie, so 

 daß auch unangenehm riecliende Flüssigkeiten ohne Belästigung einge- 



Fig. 331. 



dampft werden können. 5 — 6/ wässerige Flüssigkeit werden z. K bei 22 — 23" 

 in 6 — 8 Stunden zur Trockne eingedampft. Diese Art der \'erdunstung 

 hat gegenüber der gewöhnlichen Art der Vakuumdestillation, bei der 

 Sieden stattfindet, viele wesentliche Vorzüge, auf die hier aber nicht näher 

 eingegangen werden kann. Nicht anwendbar ist die Methode nur bei Sub- 

 stanzen, die gegen den Luftsauerstoff usw. sehr empfindüch sind, in allen 

 übrigen Fällen leistet sie ausgezeichnete Dienste, so daß sie in den che- 

 mischen Laboratorien viel häufiger benutzt werden sollte. 



Zum raschen Eindampfen sehr großer wäßrigei' Flüssigkeitsmengen 

 bei gewöhnlichem Druck empfiehlt es sich, eine Kupferrohrschlange zu 

 benutzen, die von gespanntem Wasserdampf (3 Atmosphäi-en = l.'JöO) durch- 

 strömt und in das Gefäß mit der einzudampfenden Flüssigkeit einge- 

 .senkt wird: ein Anbrennen oder eine lokale Überhitzung ist trotz des 

 schnellen Eindampfens ausgeschlossen. Mit einer Kupferschlange von ')m 



*) Einige neue Laboratoriumsapparate. Amer. .Jourii. of l'hvsiol. Vol. 14. p. 7 

 (1905); vgL Chem. Zentrall)L 1905. II. S. 733. 



^) t'ber das Fäulnisgift Sepsin. Arch. f. experim. Path. u. Pharm. Bd. 51. S. 248 

 (1904) ; vgl. Chem. Zentralbl. 1904. II. S. 119. 



