AUfronieinc cliomisclie Laboratoriumstecluiik;. 



165 



Für iiclitciupi'iiKll iclic Stoffe — und hi(M'/u licliöi'oii weit mehr 

 Substaiiz(Mi , als iiiaii i;enioiiihin annimmt, - schlug' C. LiebermamV ) den 

 Oebranch von Exsikkatoron ans hranngelbem Glase vor. 



Da Wasserdampf spezifisch leichter als Luft ist und mithin feuchte 

 Luft leichter als trockene, erfüllen Exsikkatoren ihren Zweck schneller, wo- 

 rauf zuerst W. Hon/jel hinf>ewiesen hat, wenn sich das Trockenmittel ober- 

 halb des zu tiocknenden Materials befindet, wie es bei dem von Kaehler 

 angegebenen Exsikkator (Fig. .•»:-)5) der Fall ist. 



Lim die Diffusion des Wasserdampfes von der Oberfläche der trock- 

 nenden Substanz zu beschleunigen und damit den Trockenprozeb, pumpt 

 man die Exsikkatoren möglichst hiftleer. Eig. Hliö zeigt die gebräuchlichste 

 P^orm eines derartigen Vakuumexsikkators, Fig. 837 einen solchen mit 

 oben befindlichem Trockenmittel nach W. Hempel.^) In dem zuletzt ge- 

 nannten Exsikkatoi- verdunsteten 10r'w3 Wasser auf einem L'hrglase in 



Fig. 335. 



Fig. 336. 



■drei Tagen, ein ^'organg, der ceteris paribus in einem gewöhnlichen Va- 

 kuumexsikkator neun Tage Zeit beanspruchte. 



Ein Cbelstand der gebräuchhchen flachen Exsikkatoren ist ihr be- 

 schränkter Raum : eine einzige mittelgroße Schale z. B. füllt ihn fast voll- 

 ständig aus. Der Vakuumexsikkator nach R. Kempf-^} (Fig. :>;J8) ist so hoch 

 gebaut, daß man Substanzen in drei Etagen übereinander hineinsetzen 

 kann; die mittelste Plattform ist vertikal verschiebbar, so daß eventuell auch 

 sehr hohe (TCgenstände, z. B. Flaschen oder Bechergläser, im Exsikkator 

 Platz finden. Das Trockenniittel kann in einer Schale entweder oi)en oder 

 unten aufgestellt werden. 



*) Kleine J.aboratoriumsapparate. Ber. d. Deutschen clicni. Ges. Jg. 21. S. 2529 

 (1888). 



^) Über einen prinzipiellen Fehler, welchen die gebräuchlichen Hxsikkatoren haben. 

 Ber. d. Deutschen ehem. Ges. Jg. 23. S. 3566 (1890) und: Über einen neuen Exsikkator. 

 Zeitschr. f. angew. Chem. 1891. S. 200. 



*) Ein neuer Vakuumexsikkator. Gaem.-Ztg. Jg. 33. S. 145 (1909). 



