1H8 



R. Kcmpf. 



40- (iOww DriR-k /u evakuieren iiiul dann den Exsikkator sich selbst zu 

 überlassen: Die Luft ist durch Ätiierdampf verdränjit. und dieser wird 

 durch die konzentrierte Schwefelsäure absorbiert: es entstellt so in uni^efiihr 

 K» Minuten ein Vakuum von ca. 4 — Iw»?. ') 



Um zum Trocknen fester Substanzen das Piinzii» des Erhitzens und 

 das der Anwenduni; evakuierter Räume siem einsam zur Wirkunj> zu brinijen, 

 benutzt man entweder heizbare Exsikkatoren oder evakuierbare 

 Trockenschränke. 



Einen Apparat der ersteren Katei-orie zeigt Fi,u. :)41. Er besteht aus 

 einem ijewöhnlichen Vakuumexsikkator. dessen initercr Teil aus Por- 

 zellan anijrefertiirt ist 

 mid daher in Wasser- 

 oder Ölbädern erhitzt 

 werden kann. 



Ä. Skita-) schlug 

 vor, in einem Vakuum- 

 exsikkator zwei Glüh- 



Fig. 341. 



lampen — am besten aus Rubinglas — anzubringen und auf diese Weise 

 zu heizen (Fig. 342). Mittelst eines derartigen Exsikkators verdampften in 

 ^'2 Stunde aus einer Kristalhsierschale bei 70" (zwei Glühlampen zu je 

 16 Kerzen): 



25ew?3 Wasser bei einer konstanten Temperatur von 40", 

 60 „ Alkohol .. .. .. .. .. ;Uj". 



100 „ Äther „ .. ,. .. ,. 8". 



Einen ^'akuumexsikkator mit elektrisch heizbarer Heizplatte gab 

 W. Scheermesser^) an: gleichzeitig befindet sich in diesem Exsikkator ein 



*) Francis G. Benedict und Charlotte R. Mauyiing, Eine chemische Methode zur 

 Erzeugung von Vakuis. Amerik. Chem. Journ. Vol. 27. p. 340 (1902); Chem. Zentralbl. 

 1902. I. S. 1391. Vgl. auch H. C. Gore, Hohe Vakua beim Scheibl ersehen Exsikkator. 

 Journ. Americ. Chem. Soc.Vol. 28. p. 834 (1906j; Chem. Zentralbl. 1906. II. S. 653. 



-) Ein Vakuumexsikkator mit regulierbarer Glühlichtheizung. Chem. -Ztg. Bd. 26. 

 ä. 898 (19fJ2). 



»jEin neuer Exsikkator. Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 175 (1903l. 



