210 



U. K oiiipf. 



Hci/icard Sruddcr^) oinpfalil als 15;i(li'lüssi<ik('it ein ö Miimtcii lau*,' 

 irokorhtos (Joinisch von 7 Toilon konzentrierter Schwefelsäure (spezifisches 

 (unvieht 1S4) und H Teilen Kaliumsulfut, eine auch bei Zimmertemperatur 

 durchscheinende Mischung, die bis i^Sö" verwendbar ist. Für höhere Tem- 

 peraturen, bis v^tiO". schlug SciuJdcr ein (iemisch aus Teilen Schwefel- 

 säure und 4 Teilen Kalium sulfat vor und für Temperaturen bis 600" ge- 

 schmolzenes C'hlorzink. das nach dem Gebrauch in noch flüssigem Zustande 

 aus dem Koll)en ausgegossen werden mul». um dessen Sprengung zu ver- 

 hüten. 



Als Thermometer dienen sogenannte Xormaltherinometer: da sich 

 aber meistens der Quecksilberfaden nur zum kleineren Teile im P»ade be- 

 findet, mul) an dem abgelesenen Schmelzi)unkt eine Korrektion ange- 

 bracht werden. 



Man kann den Korrektionsbetrag, der bei hohen Temperaturen 20" 

 und mehr ausmachen kann, entweder berechnen oder empirisch bestimmen. 

 Die Berechnung erfolgt nach der Formel: 

 x=zt-h 0-000154. a (t— f), 

 worin x die gesuchte korrigierte Temperatur, t die 

 abgelesene Temperatur, a die Anzahl der heraus- 

 ragenden Grade und t' die Mitteltemperatur des 

 herausragenden Fadens bedeutet. Um t' zu be- 

 stimmen, bringt man ein Hilfsthermometer so an, 

 daß sich seine Quecksilberkugel ungefähr in der 

 Mitte des herausragenden Fadens des eigentlichen 

 Thermometers befindet 



Genauer ist die empirische Korrektions- 

 methode, die darin besteht, daß man an dem 

 Thermometer ein abgekürztes, nur einen kleinen 

 Fig. 386. Temperaturintervall anzeigendes Xormalthermometer Fi„. 337. 

 (vgl. das Kapitel über Temperaturmessung, S. HO) 

 befestigt (vgl. Fig. ;)87) und den Stand der beiden Thermometer l)eim 

 gleichzeitigen F^rhitzen im Schmelzpunktskolben von o^ zu 5" notiert. Da 

 der Quecksilberfaden des kurzen Thermometers nur unbedeutend aus dem 

 Bade herausragt, kann man seine Angaben als ungefähr richtig betrachten 

 — besonders bei niedrigen Temperatui-en. 



Die auf diese Weise erhaltene Korrektionstabellc gilt natürlich nur 

 für das bestimmte und bis zu einer gewissen Tiefe eintauchende Thermo- 

 meter und für den bestimmten Schmelzpunktskolben, dessen Halslänge, 

 Glasdicke, Dichtigkeit des Verschlusses nach außen usw. natürlich die 

 Temperatur des herausragenden Fadens wesentlich beeinflussen. Einen un- 

 gefähren Anhalt über die Höhe der notwendigen Korrekturen möge fol- 

 gende Tabelle bieten. Die Korrektion, die dem abgelesenen Thermometer- 

 stande hinzuzuzählen ist, beträgt: 



') Bäder für Bestimmungen des Schmelzpunktes. Journ. Amer. Cheni. Soc. Vol. 25. 

 p. 161 (1903) ; vgl. Chem. Zentralbl. 1903. I. 8. 785. 



4^ 



