21; 



1\. K ouipf. 



vorschniol/.iMi. so (lal'i eine bosoiul(>ro (')ifiuiiiu für das Kiitwcichon der er- 

 wiinnton Luft und zum Füllen des A])parates mit der liadtlüssigkeit uot- 

 wondiir ist ; andererseits haben diese Kolben den \'orzuii' vor den Grache- 

 sfhen. daß die konzentrierte Schwefelsäure nicht so rasch Wasser anzieht 

 und einen niedriiieren Siedepunkt annimmt. Das Reafienzglas im Schmelz- 

 punktskolben nicht mit Schwefelsäure zu beschicken, sondern als Luftbad 

 zu benutzen, empfiehlt sich nach C. Groebe u. a. nicht. 



Bei dem Schmelzi)unktskoli)en nach H. Thoivs mid dem nach 

 J. Houbf-n^) ist das lleaiienznthr nicht mit dem Kolben verschmolzen, son- 

 dei'u durch einen besonders konstruierten Schliff verbunden; durch eine 

 einfache Drehung- des Reagierzylinders wird entweder der ganze Apparat 

 von der Aul'ienluft abgeschlossen oder eine Öffnung freigegeben. Bei allen 

 diesen zuletzt i)esprochenen Schmelzpunktsapi)araten, die sich gegen die 

 Aulienluft hermetisch abschliel»en lassen, ist sorgfältig 

 darauf zu achten , daß beim Ei'hitzen die erwärmte 

 Luft freien Austritt hat, da andernfalls der dünnwandige 

 Kolben durch die Druckzunahme gespi'engt wird. 



Fr. Kutscher und Otori-) machten den Vor- 

 schlag, sich zu Schmelzpunktsbestimmungen bei hoher 

 Temperatur eines leeren Quarzkölbchens zu bedienen 

 und in dieses ein Reagenzglas hineinzuhängen, welches 

 Thermometer und Schmelzpunktsröhrchen aufnimmt: 

 die Apparatur ist also der Graebei^chen vollkommen 

 analog, nur wird die Substanz nicht im doppelten 

 Flüssigkeitsbade, sondern im doppelten Luftbade 

 erhitzt. 



Gust. Olbcrr/'^) gab den beistehend abgel)ildeten 

 Schmelzpunktskolben (Fig. 889) an, in Avelchem nach 

 Art der Warmwasserheizung eine Zirkulation der Heiz- 

 flüssigkeit stattfindet ; in dem rechten, das Thermo- 

 meter enthaltenden l{ohr sinken von oben nach unten 

 immer wärmere Schichten nieder, Avodurch die Temperaturerhöhung ohne 

 Rührer etc. sehr gleichmäCiig erfolgt. ./. Thiele^) hat neuerdings wieder 

 einen ganz ähnlichen Schmekpunktskolben vorgeschlagen. 



(ienauere Schmelzpunktsbestimmungen als auf die bisher beschrie- 

 benen Arten werden erhalten, wenn man das Thermometei-gefäß in die 

 schmelzende und erstarrende Substanz direkt eintauchen läßt. Zur Aus- 

 führung dieser Methode sind allerdings ca. 20 (/ der Substanz notwendig. 



') Zur Schmelzpunktsbcstimmung. Chem.-Ztg. Bd. 24. S. 538 (19001. 



-) Ein Apparat für Schinelzpuiiktsbestimmung hochschmelzender Substanzen. 

 Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 42. S. 193 (1904). 



') Ein Erhitzungsapparat für Sclimelzpunktsbestimmungen. Repcrt. d. analyt. Cliem. 

 Bd. 6. S. 94 ri886); vgl.: Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 25. S. 541 (1880). 



*} Ein neuer Apparat zur Schmelzpunktsbestimmung. Ber. d. Deutschen clicm. 

 Ges. Jg. 40. S. 996 (1907). 



.< 



