Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 213 



Genaue Aiigal)eii über diese Art der Schmelzpiinktshestimmunii hat 

 H. LandoW^) gemacht, der auch die übrigen Methoden einer eingehenden 

 Kritilv unterzog. 



Eine einfache Schmelzpunktsbestimniung, die auch bei sehr hohen 

 Temperaturen nicht versagt, besteht darin, daß man die Substanz auf 

 Quecksilber oder auf H^ooc/sches Metall legt, darüber ein Trichterchen aus 

 dünnem Glase deckt, ein Thermometer in das Bad hängt und bis zum 

 Schmelzen der Substanz erhitzt. 



Ebenfalls speziell für Schmelzpunktsbestimmungeu bei hoher Tem- 

 peratm' dient der sogenannte Bloc Maquenne.-) Dieser Apparat (Fig. 390) 

 besteht aus einem Parallelipiped aus Messing, das durch eine Reihe kleiner 

 Flämmchen erhitzt Anrd. Das Thermometer ruht horizontal in einem Kanal, 

 der den Messingblock 3 mm unter seiner Oberfläche der Länge nach 

 durchzieht, und wird so tief in 

 den Block hineingesteckt, daß beim 

 Schmelzpunkt der Quecksilberfaden 

 nur eben aus dem Kanal heraus- 

 schaut; eine Korrektion wegen des 

 herausragenden Fadens erübrigt 

 sich also, was namentüch bei hohen 



Temperaturen von großem Werte ist. p.„ 33^ 



Auf der Oberfläche des Blocks be- 

 finden sich zwei Reihen kleiner Aushöhlungen: in das (rrübchen. das der 

 Thermometerkugel am nächsten ist, legt man die Substanz und deckt sie 

 dann mit einem Uhrglase zu. 



Herrn. Thiele^) schlug ebenfalls zur Schmelzpunktsbestimmung bei 

 hohen Temperaturen einen Kupferklotz vor. 



Die von J. Löwe*) empfohlene elektrische Methode, den Schmelz- 

 punkt zu bestimmen, besteht darin, einen mit der Substanz überzogenen 

 dünnen Platindraht, der mit dem einen Pol eines Elementes verbunden 

 ist, in einem Quecksilberbad, das mit dem anderen Pol in Verbindung 

 steht, zu erwärmen; schmilzt die Substanz vom Platindraht ab, so wird 

 der Stromkreis , in den eine elektrische Läutevorrichtung oder dergleichen 

 eingeschaltet ist, geschlossen. 0) 



*) über die genaue Bestimmung des Schmelzpunktes organischer Suitstanzen. 

 Sitzungsber. d. kgl. preuß. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 1889. S. 265: \sl. Chem. Zentralhl. 

 1889. II. S. 866." 



-) Maquenne, Apparat zur Bestimmung des Schmelzpunktes. Bull. d. la Soc. Chim. 

 de Paris. [2.] T 48. p. 771 (1887); vgl. Chem. Zentralbl. 1888. S. 63. Siehe auch: 

 A. MiUher und B. Tollens, Über einige Hydrazone und ihre Schmelzpunkte. Ber. der 

 Deutschen chem. Ges. Jg. 37. S. 311 (1904). 



') Schmelzpunktsbestimmungsapparat. Zeitschr. f. angew. Chem. 1902. S. 780. 



*) Apparat zur Bestimmung des Schmelzpunkts organischer Körper. Duic/Iers 

 polytechn. Journ. Bd. 201. S. 250 (1871); vffl. Zeitschr. f. analvt. Chemie. Bd. 11. S. 211 

 <1872). 



'") Siehe auch: A. C. Christomanos, Ein neuer Apparat zur Bestimmung der Schmelz- 

 punkte. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 23. S. 1093 (1890). 



