Allgemeiiie chemische Laboratoriumstcchiiik. 



219 



aus Xickelin angefertigt, so daß liostbilcliing und Oxydation hei Verwendung 

 von Sauerstoff ausgeschlossen sind. 



Weit zuverlässiger und genauer, aber nicht ganz so einfach ist das 

 Einstellen des Gasstroms beim Gebrauch eines zweistufigen „Reduzier- 

 ventils" (Fig. 39o), das auf dem Schleusenprinzip beruht: Das Hochdruck- 

 gas strömt beim Öffnen des Flaschenventils am Kopf der Bombe (vgl. die 

 Abbildung) zunächst an einer Abzweigung vorbei, die zum Inhaltsmesser / 

 (siehe unten) führt und dann in eine Ventilkammer, die mit Manometer (M) 

 und Sicherheitsventil versehen ist. Der Zutritt des Gases in diese Kammer 

 schüeßt sich sofort automatisch, sol)ald eine l)estimmte obere Druckgrenze, 

 auf die man das Kammerventil mittelst der Stellschraube L beliebig ein- 

 stellen kann, erreicht ist; der Ventilsitz (meist aus Hartgummi gefertigt) 

 befindet sich auf einem ungieichschenkligen Hebel, auf dessen langen 



M Arbeü-smanomefep 



Inhaltsmesser 



rrhahn 



aschenvenHI 



iJthlauchsl-u' 



Slcherheil'svenl-il 



^ Flasche 



Schenkel der .Vrbeitsniederdruck -|- dem Druck einer einstellbaren Feder 

 in schließendem Sinne, auf dessen kurzen Schenkel der Hochdruck des 

 Bombeninhalts in öffnendem Sinne ^^irkt: Das Gas betätigt also im 

 geeigneten ^loment durch seine eigene Spannkraft das Ventil und schneidet 

 sich so selbst den Weg ab. Man kann den Arbeitsdruck auf beliebige 

 Höhe bis zu etwa 3 x\tmosphären einstellen: Hineindrehen der Flügel- 

 schraube L (nach rechts) verstärkt den Druck, Herausdrehen (nach links) 

 schwächt ihn ab. Übersteigt der Gasdruck in der Ventilkammer eine be- 

 stimmte obere Grenze, auf die das Arbeitsmanometer geeicht ist, so bläßt 

 der Ül)erschuß des Gases aus dem Sicherheitsventil ab, so daß man sicher 

 ist. aus dem Schlauchstutzen (vgl. Fig. 39:-)) stets nur ein verhältnismäßig 

 wenig komprimiertes Gas zu erhalten; der Alisperrhahn S vermittelt den 

 Zutritt des Xiederdruckgases in die angesetzte Schlauchleitung und die 

 Apparatur usw. 



