2-20 1^ KiMiipf. 



Dor soiT. Iiihaltsmesser (./) ist oin liewöhnliches Manometer, das nach 

 dem (')ffnon des Flaschenventiles mit der Bomlie kommuniziert, also die 

 Spannuni!' des Hochdrucku-ases und mithin den Inhalt der Bombe ani>il)t. 

 vorausireset/t. daÜ sieh der betreffende Stoff oberhalb seiner kritisehen 

 Temperatur befindet, d. li. den (iasi-esetzen foliit. Für Kohlendioxyd trifft 

 dies nur zu. wenn das (ias warmer als ;U° ist. bei Wasserstoff. Sauer- 

 stoff usw. daiieiien unter den gewöhnliehen Verhältnissen stets. In diesem 

 Falle braucht man auf (Irund des Boi/Ic-Matiofte^chen (Gesetzes nur den vom 

 Manonu'ter anirei>ebenen Druek mit dem auf dem Flasrheidialse ange- 

 irebeneu Innenraum der Bombe zu inulti|)lizit'ren. nui <las NOlunieu des noeh 

 V(U-handeuen (iases zu ermitteln. 



Beispiel. Inhalt der I»ombe: lOS L Manometerstaiid: 100 Atmosphären. 

 Der Vorrat beträ.ut dann lO'S x 100=1080 /. 



Man öffne das Flasehenventil auch bei eingeschaltetem Beduzierventil 

 stets nur laniisam: bei zu schneller Öffnung' besonders der käuflichen 

 Sauerstoff- und Stickoxydull)oml)en hat man Explosionen mit Flammen- 

 erscheinung- beobachtet, weil infolge der ])lötzlichen starken Kompression 

 des Gases oder der Luft in der \'entilkammer der Ebonit des Ventil- 

 sitzes bis zur Verbrennungstemperatur erwärmt wurde. M (Vgl. auch 

 Aveiter unten.) 



Für chemisch sehr angreifende Gase. z. B. für Chlor, verbietet sich 

 der Gebrauch von Reduzierventilen, deren Anschlußgewinde auch g-ar nicht 

 auf die Chlor- (und Phosgen- ibomben paßt. 



Häufig- empfiehlt es sich, besonders wenn kein Reduzierventil zur 

 Verfügung steht, zunächst das Gas aus der Bombe in einen Gasometer 

 (vgl. unten) überzufüllen und es dann diesem zu entnehmen. 



l'ber die P.ondiengase im einzelnen siehe weiter unten im speziellen 

 Teil unter den l)etreffenden Gasen. 



2. Allgemeine apparative Technik der Gasentwicklung. 



Die (iasentwicklungsapparate gehören zu den wichtigsten (Jebrauchs- 

 gegenständen eines chemischen Laboratoriums. Sie existieren daher in zahl- 

 losen Konstruktionen, die sich häufig bis in die kleinsten Einzelheiten 

 gleichen und immer wieder von neuem fast täglich vorgeschlagen werden. 

 Auf dem Gebiete der chemischen Gasentwicklungsapparate tritt der Mangel 

 einer objektiv urteilenden Zentralstelle für chemische Laboratoriumstechnik 

 besonders augenfällig zutage. 



Im folgenden sollen nur die wichtigsten Apparate für die (iasent- 

 wicklung im Laboratorium zni- Sju-achc kommen. 



*) G. Claude, Über die Unglücksfälle beim Arbeiten mit komprimiertem Sauerstoff 

 und eine Versuchsanordnuncr, um sie zu vermeiden. C'omptes rendus de l'Acad. des 

 sciences. T. 145. p. 387 (19()7): vgl. Chem. Zentralbl. 1907. II. S. 1273. 



