Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik, 225 



Hasche in einen oberen Raum von 3/4 ^ Inhalt und einen unteren, zur Auf- 

 nahme des nachentwickelten Gases bestimmten Raum von 11/2^ Inhalt. Die 

 Vorrichtung erinnert sehr an den Kipjjschen Apparat (siehe unten, S. 227). 

 hat aber vor diesem \ie\e wesentliche Vorzüge, z. B. gelangt stets frischer 

 Säurezuflub unmittelbar an die Substanz und rührt nicht die abgesetzte 

 verbrauchte Säure auf, ferner läßt sich der Druck des ausströmenden Gases 

 durch Höher- oder Tieferstellen des Säuregefäßes auf bequemste "Weise in 

 weiten Grenzen variieren; auch kann man bei längerer Betriebspause den 

 Druck in der Entwicklungsflasche auf Atmosphärendruck oder sogar auf 

 Minderdruck bringen, so daß eine unerwünschte Gasentwicklung — wie 

 sie in Kipp^chen oder in ähnlichen Apparaten, die unter beständigem Über- 

 druck stehen, infolge einer Undichtigkeit des Stopfens sehr leicht eintreten 

 kann. — ausgeschlossen ist. Ein A'orzug des Apparates besteht auch darin, 

 daß man ohne weiteres einen Gaswaschauf satz mit ihm verbinden kann. 

 Bildet man das Säuregefäß als Mariotte^cYie Flasche aus, wie es die 

 Figur zeigt, so entströmt das Gas stets unter einem nahezu konstanten 

 Druck. Aus allen diesen Gründen dürfte diese Kategorie von (iasent- 

 wicklungsapparaten für die gewöhnlichen Zwecke des Laboratoriums am 

 meisten zu empfehlen sein. 



In letzter Zeit wurde der Joakimsche Apparat wieder mit ganz 

 unwesentlichen Abänderungen, die z. T. Verbesserungen, z. T. Verschlechte- 

 rungen bedeuten, von neuem erfunden. M 



Mohrsche Apparate. 



Einen einfachen und bequemen Gasentwicklungsapparat, der sich aus 

 einem Lampenzylinder mit Einschnürung und einem dickwandigen Becher- 

 glase (Batterie-. Präparatenglas) leicht zusammenstellen läßt, stellt die in 

 Fig. 404 dargestellte Apparatur dar. die in zahlreichen, prinzipiell nur un- 

 Avesentlich voneinander abweichenden ^'arianten im Handel ist und von 

 verschiedenen Autoren vorgesclilagen wurde, z. B. von Mohr, KekuU, Mit- 

 schcrlich, Kaehler, VoelJer, Bardelehen und vielen anderen, neuerdings wieder 

 von H. Haefelin ^), A. Burger und M. W. Xeiifeld^}. H. Bebenstorf*) etc. 

 Das Prinzip wurde wohl zuerst von Döbereiner in dem nach ihm benannten 

 Feuerzeug praktisch verwertet (182o). 



Bei längerer Betriebspause empfiehlt es sich, den P>ehälter der gas- 

 entwickelnden Substanz über das Flüssigkeitsniveau (vgl. die Abbildung) 

 emporzuziehen und auf diese Weise jede Nachentwicklung von Gasen (etwa 

 infolge einer Undichtigkeit des Hahnes oder Stopfens) unmöglich zu machen. 



Vi M. J. Stritar, Neue Laboratoriumsapparate. Chem.-Ztg. Bd. 33. S. 264 (1909). 



') Billiger Gasentwicklungsapparat. Pharm. -Ztg. Bd. 50. S. 351 (1905): vgl. Chem. 

 Zeutralld. 1905. L S. 1521. 



'■^) Ein neuer Gaseutwicklungsapparat. Zeitschr. f. chem. Apparatenkuude. Bd. 1. 

 S. 777 (19CG|: vd. Chem. Zentralbl. 1907. L 521. 



*) Konstanter Gasentwickler. Zeitschr. f. physik. u. chem. rnterriclit. Bd. 20. S. 175 

 (1907): vgl. Chem. Zentralbl. 1907. IL S. 657. 



Abderlialden , Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. I. 15 



